Indaktionsströme als Reize. I. 60;3 



Die Gradaierung von Indnktorien. 



Einen elektrischen Reiz muss man so beschreiben können, dass 

 ihn jeder spätere Untersucher zu reproduzieren vermag. Das hat, 

 wie eben schon gesagt, keine Schwierigkeit bei einer Kondensator- 

 entladung. Zur Charakterisierung eines kurzdauernden konstanten 

 Stroms, eines sogenannten rechteckigen Stromstosses, genügen sogar 

 zwei Angaben: Intensität und Dauer. 



Ein Induktionsstoss dagegen hat, soviel man weiss, eine kompli- 

 zierte Stromkurve : bei ihm sind ausser seiner Maximalißtensität und 

 seiner Dauer wahrscheinlich noch von Wichtigkeit die Steilheit des 

 Anstiegs und des Abfalls, die sich wieder von einem Augenblick 

 zum andern in verschiedener Weise verändern kann. Da man diese 

 Kurve gar nicht genau kennt — sie in allen Fällen direkt zu be- 

 stimmen, wären nur die feinsten Apparate imstande, wie das Helm- 

 h 1 1 z ' sehe Pendel und allenfalls die Braun' sehe Röhre und der 

 Oszillograph — , so hat man sich seit A. Fick^) damit begnügt, 

 mit den in jedem Laboratorium vorhandenen Hilfsmitteln die von 

 ihr umschlossene Fläche zu messen, welche die Dimension einer 

 Elektrizitätsmenge hat. Bekanntlich ist nämlich der Ausschlag eines 

 ballistischen Galvanometers dieser Fläche proportional. In neuester 

 Zeit hat Hoorweg^) die Energie mit Hilfe eines Dynamometers 

 gemessen ; davon soll im zweiten Teile dieser Arbeit gesprochen 

 werden. 



Es sei kurz daran erinnert, in welcher Weise die Elektrizitäts- 

 menge von den Konstanten eines Induktoriums abhängt. Sie ist 

 proportional dem primären Strom, ferner proportional dem gegen- 

 seitigen Induktionskoeffizienten beider Spiralen (der wieder desto 

 grösser ist, je mehr Windungen diese haben und je näher sie ein- 

 ander stehen) und umgekehrt proportional dem Widerstände des 

 sekundären Kreises. 



Kurze Zeit nach Fick hat Kr o neck er ^) ein sinnreiches Ver- 

 fahren angegeben , um zwei Induktorien hinsichtlich ihrer Elektrizi- 



1) A. B. Meyer, Untersuchungen aus dem physiol. Laboratorium der 

 Züricher Hochschule. Wien 1869. 



2) J. L. Hoorweg, Zeitschr. f. Elektrotherapie u. lirztl. Elektrotechnik 

 1899 S. 97. 



3) Beschrieben bei E. Cyon, Physiologische Methodik S. 379 und 

 S. Garten, Handbuch d. physiol. Methodik, herausgeg. von K. Tigerstedt, 

 Bd. 4 S. 393. 



