•620 



Martin G i 1 d e m e i s t e r : 

 b 



« ^■^■O^t l^^a^^k^^i^^BS^^K 



Fig. 7. Einzelzuckungen (a und c) und Tetanus {b) eines indirekt gereizten Frosch- 

 gastrocnemius vor und nach Einschieben eines Eisenkerns in die sekundäre Spirale 

 des Induktoriums II. Von links nach rechts zu lesen, a und b Rollen halb 

 übereinander geschoben, Nebenschliessung von 200 £1 zum Nerven, a: Zuerst 

 ohne Eisenkern, drei maximale Zuckungen, dann mit Kern Ruhe, ohne Kern 

 wieder Zuckungen, b: Ohne Kern (o) Tetanus, beim Einschieben des Kernes (x) 

 Ruhe. Fünfmal wiederholt, c: Rollen bis zur Berührung voneinander entfernt, 

 ohne Eisenkern drei submaximale Zuckungen. Nun Eisenkern aussen auf die 

 primäre Rolle: drei Minimalzuckungen. Wiederholung desselben Versuches. 



primären Rolle auf die sekundäre, d. h. die Elektrizitätsmenge, aber 

 noch mehr die Selbstinduktion der sekundären Spirale. Dadurch 

 werden die Ströme weniger wirksam. 2. Ohne Nebenschliessung 

 Ausserhalb einer Spirale herrscht nur ein sehr schwaches magnetisches 

 Feld, so dass der Eisenkern wenig magnetisiert wird und den gegen- 

 seitigen Induktionskoeffizienten fast gar nicht beeinflusst. Dagegen 

 wird er von den Kraftlinien der sekundären Spirale getroffen, da er 

 sozusagen innerhalb ihrer äussersten weiten Windungen liegt. Des- 

 halb wird der Selbstinduktionskoeffizient der letzeren vergrössert. 



Schlussfolgerungen. 



Aus den bisher mitgeteilten Ergebnissen lassen sich schon einige 

 Schlussfolgerungen ziehen. 



Zunächst in bezug auf die Graduierung von Induktorien. 

 Die bisher allgemein übliche Methode der Graduierung nach Elek- 

 trizitätsmengen (durch den Ausschlag eines Galvanometers) ist nicht 

 ausreichend; sie gibt richtige Resultate nur, wenn die sekundären 

 Spiralen sich in ihren wesentlichen Eigenschaften — Widerstand und 

 Selbstinduktion — gleichen. Man könnte nun daran denken, einen 

 jedem Apparat eigentümlichen Korrektionsfaktor zu suchen; aber 

 nach den Ergebnissen von S. 610 — 614 ist es leicht einzusehen, 

 dass dies nicht möglich ist, da ja schon bei demselben Apparat die 



