Induktionsströme als Reize. I. (j21 



zur Minimalerregung eines Präparates nötige Elektrizitätsmenge vom 

 sekundären Widerstände, der vom untersuchten Objekte mitbestimmt 

 wir<l, abhängig ist. Dagegen führt wahrscheinlich die Einschaltung 

 eines sehr grossen Widerstandes in den sekundären Kreis zum Ziele 

 und bringt die physiologische Wirkung in Einklang mit der Graduierung. 

 Ob sich aber dann nicht Störungen durch elektrische Schwingungen 

 ergeben, müssen weitere besonders auf diesen Punkt gerichtete Unter- 

 suchungen ergeben. — Eine andere Graduierungsmethode lässt sich 

 aus der Gleichung 2, Seite 618, ableiten. Wenn man nämlich bei 

 zwei Apparaten das Verhältnis von Selbstinduktion und Widerstand 

 (plW) gleich macht, so müssen, falls sich diese Formel bestätigt, die 

 Eeizwirkungen bei gleicher Eichzahl auch gleich sein. 



Ferner ist von Interesse, dass bei Induktionsströmen mit ab- 

 nehmendem sekundärem Widerstände die gleichen Elektrizitäts- 

 mengen weniger stark reizen. Um falschen Deutungen zu entgehen, 

 wird man auf diesen Punkt zu achten haben, wenn z. B. durch Er- 

 wärmung eines tierischen Organs dessen Widerstand verkleinert 

 wird. Durch eine passende Nebenschliessung zum Präparat kann die 

 Deformation der Stromkurve vermieden werden. 



Viel wichtiger als diese Punkte scheint mir aber die nach- 

 gewiesene strenge Gesetzmässigkeit der Induktionsreize 

 zu sein. Dieser Eigenschaft verdanken ja die Kondensatoren 

 ihre Einführung in die ärztliche Diagnostik. Da das Gesetz 

 der Induktionsströme anscheinend genau dem bekannten Hoor weg- 

 sehen Kondensatorgesetz entspricht — hier wie dort wächst die 

 Quantität von einem Minimalwert an einigermaassen geradlinig, wenn 

 man gewisse Eigenschaften der Apparate variiert (bei den Konden- 

 satoren die Kapazität, hier den Widerstand) — , so wird man alle 

 Aufschlüsse über die Erregbarkeit und ihre pathologische Veränderung 

 ebensogut mit dem einfachen und jedem vertrauten Induktions- 

 apparat wie mit dem schwer zu handhabenden Kondensator erlangen 

 können. Wie das zu machen ist, wird an anderer Stelle dargelegt 

 werden. 



Zusainmeiifassimg-. 



Drei Induktionsapparate ohne Eisenkerne von sehr verschiedener 

 Grösse, die in üblicher Weise nach der ablenkenden Wirkung, die 

 ihre Ströme auf ein Galvanometer ausübten, geeicht waren, wurden 

 bezüglich der Reizwirkung ihrer Öffnungsströme auf ierische Organe 



