33 



(Aus der medizinischen Klinik zu Bonn.) 



Eine neue Schreib Vorrichtung 1 



für plethysmographische Untersuchungen 



(Spirometer -Volumenschreiber). 



Von 

 Prof. JT. Strasburg©!*. 



(Mit 8 Textfiguren.) 



Die Instrumente zur graphischen Registrierung sind in kraft- 

 registrierende und in bewegungregistrierende einzuteilen (0. Frank 1 ). 

 Eine möglichst reinliche Scheidung dieser beiden gegensätzlichen Typen 

 wird grundsätzlich von Vorteil sein. So wie zur Aufzeichnung von 

 Druckschwankungen Druckschreiber, müssen daher zur Registrierung 

 von Volumenänderungen Volumenschreiber zur Verfügung stehen. 



Der Volumenschreiber soll isotonisch arbeiten, d. h. den Volumen- 

 änderungen ohne Druckänderungen folgen. Es soll überhaupt so 

 wenig Druck wie erreichbar in dem registrierenden System entstehen, 

 und deshalb muss dieses möglichst leicht beweglich sein. Von Vor- 

 teil für die Auswertung der zu zeichnenden Kurven wird es sein, 

 wenn bei den verschiedenen Stellungen des Schreibhebels gleichen 

 Volumenänderungen gleich grosse Ausschläge entsprechen. Es handelt 

 sich ferner bei der Konstruktion eines Volumenschreibers darum, 

 was für alle Arten von Registrierinstrumenten gleichmässig gilt, dass 

 die Einzelheiten des aufzunehmenden Vorganges möglichst richtig 

 wiedergegeben werden. 



Der für plethysmographische Zwecke zumeist verwendete Mar ey- 

 sche Tambour ist bekanntlich weder reiner Druck- noch reiner 

 Volumenschreiber. Dem letzten Typus nähert er sich am meisten, 



1) Zeitschr. f. Biol. Bd. 53 S. 429. 1910. 



Pflüger 's Archiv für Physiologie. Bd. 139. 



