34 J- Strasburger: 



wenn mau eine locker bespannte Kapsel von grossem Durchmesser 

 wählt und durch Verlängerung des Schreibhebels eine genügende 

 Vergrösserung erreicht. Vielfach sind diese grossen Kapseln aber 

 nicht vollkommen luftdicht, und bei lockerer Bespannung leidet die 

 Genauigkeit der Aufzeichnung. 



Echte Volumenschreiber sind der Pistonrekorder, die Brodie- 

 schen Blasebälgchen, die Garten 1 sehe Seifenblase. 



Der Pistonrekorder erweist sich in vielen Fällen entweder in- 

 folge Reibung des Kolbens im Zylinder nicht empfindlich genug 

 oder er wird bei genügend leichtem Gang undicht, so dass unüber- 

 sehbare Versuchsfehler entstehen. Oft vereinigen sich beide Fehler, 

 indem der kleine Kolben des Rekorders sich im Zylinder schief stellt, 

 sich reibt und zugleich Luft durchlässt. Sehr empfindlich sind die 

 Brod ie'schen Bellowrekorder; sie erlauben aber in der Regel nicht 

 die Aufzeichnung grösserer Volumenschwankungen. Sie werden auch 

 mit dem Alter leicht undicht. Der Bellowrekorder ist also kein 

 Instrument, das jederzeit in Gebrauch genommen werden kann. Die 

 Garten' sehe Seifenblase, vorzüglich, wenn es sich darum handelt, 

 rasche kleinere Volumenveränderungen auf das genaueste wieder- 

 zugeben, ist wohl für die gewöhnlichen plethysmographischen Arbeiten, 

 bei denen es vor allem erforderlich ist, grössere, langsam verlaufende, 

 sich über längere Zeiträume erstreckende Volumenänderungen wieder- 

 zugeben, nicht geeignet. An Stelle des Pistonrekorders empfiehlt 

 Otfr. Müller 1 ) einen mit Petroleum gefüllten Zylinder, in dem 

 ein Schwimmer mittels zweier Hartgummiringe leicht gleitet. Nach 

 demselben Prinzip arbeitet die Schreibvorrichtung von Schi ay er 2 ), 

 die für kleinere Volumenschwankungen berechnet ist. Vermöge der 

 Benutzung des leichtflüssigen Petroleums wird die innere Reibung 

 sehr gering. Beide Instrumente arbeiten aber nicht rein isotonisch, 

 denn wenn eine Volumenzunahme zu verzeichnen ist, so steigen im 

 Zylinder Schwimmer und Flüssigkeit zusammen an. Da Petroleum 

 ein geringes spezifisches Gewicht besitzt, so entsteht zwar kein er- 

 heblicher Überdruck, nichtsdestoweniger sucht aber das Instrument 

 stets wieder in die Gleichgewichtslage zurückzukehren. Es wird 



1) Zentralbl. f. Physiol. 1906 S. 257. 



2) Arch. f. Anat. u. Physiol. 1904 Suppl. S. 203. 



