Eine neue Schreibvorrichtung für plethysmogr. Untersuchungen etc. 35 



daher unzuverlässig, wenn Schwierigkeiten entstehen, das im Plethysmo- 

 graphen liegende Organ oder Glied sieher abzudichten. Ferner wird 

 die Aufnahme der Kurve durch den Überdruck erschwert, die Kurve 

 entstellt, wenn die aufzuzeichnende Volumenänderung mit sehr ge- 

 ringer Kraftentfaltung vor sich geht, die Volumenänderung nicht mit 

 einer Druckänderung Hand in Hand geht. 



Die Nachteile der verschiedenen hier genannten Instrumente 

 kamen mir besonders zum Bewusstsein, als ich vor einiger Zeit an 

 die Aufgabe herantrat, Volumenänderungen des menschlichen Ge- 

 hirnes bei Personen mit Schädeldefekten zu registrieren. (Die be- 

 treffenden Versuche sind noch nicht veröffentlicht.) Besonders 

 schwierig war es hierbei oft, die pulsierende, mit Haut überkleidete 

 Stelle derart mit einer Kappe zu bedecken, dass vollkommen luft- 

 dichter Abschluss erreicht wurde. Schon bei sehr geringem Über- 

 druck in der Schreibvorrichtung entstand im Verlaufe des Versuches 

 zwischen Kopfhaut und Kappe an irgend einer Stelle eine Undichtigkeit, 

 so dass die Volumenkurve in unkontrollierbarer Weise verändert 

 wurde. Zugleich waren die verschiedenen Schreibvorrichtungen, die 

 ich versuchte, meist nicht genügend empfindlich. 



Ich ging daher unter Berücksichtigung der genannten Nachteile 

 dieser Apparate an die Konstruktion eines Instrumentes zur Volumen- 

 aufzeichnung und glaube mit dem im folgenden zu beschreibenden 

 Apparat einen Fortschritt erreicht zu haben. Der neue Volumen- 

 schreiber eignet sich für alle Arten von plethysmographischen Ver- 

 suchen und kann je nach Bedarf in verschiedenen Grössen hergestellt 

 werden. Er ist nach dem bekannten Prinzip des Spirometers gebaut, 

 und so möchte ich vorschlagen, ihn „Spirometer- Volumenschreiber" 

 zu nennen 1 ). Ich habe zunächst zwei verschiedene Grössen her- 

 stellen lassen. Das kleinere Modell (Grösse I) gestattet die Auf- 

 zeichnung von Volumenveränderungen bis zu 5 ccm, das grössere 

 Modell (Grösse II) bis zu 15 ccm. Fig. 1 ist eine Abbildung des 

 kleineren Volumenschreibers. Die Konstruktion wird mit Hilfe des 

 Durchschnittes auf Fig. 2 verständlich. 



In der Mitte des oben offenen Zylinders ä (Fig. 2) steigt eine 

 Röhre b auf, welche durch den Gummischlauch c mit dem Plethysmo- 



1) Das Instrument wird von Herrn Mechaniker Max Wolz in Bonn, 

 Beethovenstrasse 38, in einwandfreier Weise angefertigt. 



3* 



