Eine neue Schreibvorrichtung für plethysmogr. Untersuchungen etc. §7 



Da die Wand des Zylinders d die des Zylinders a nicht berührt, 

 so macht sieh an dieser Stelle keine Reibung geltend. Die Reibung 

 beschränkt sich im wesentlichen auf die feine Mittelachse, die etwas 

 geölt wird und natürlich durchaus senkrecht zur Bodenfläche des 

 Zylinders stehen muss. Die Konstruktion bringt es mit sich, dass 

 ein absolut zuverlässiger Luftabschluss erreicht ist. Ein Überdruck 

 kann ferner nicht entstehen, wie bei den Petroleumschwimmern, da 

 nicht die Flüssigkeit steigt, sondern der innere, ausbalancierte Zy- 

 linder aus ihr heraustritt 



Fig. 2. (Auf die Hälfte verkleinert.) 



Ist das Instrument richtig eingestellt, so bleibt es (bei freiem 

 Luftzutritt zu dem Innenraum) bei jeder Stellung des Schreibhebels 

 stehen. Die Schiefstellung, welche das Stäbchen e in den Endlagen 

 einnimmt, kann man, auch während der Tätigkeit des Apparates, 

 durch Drehen an der Schraube f korrigieren. Letztere nähert oder 

 entfernt das obere Ende von g mit dem Drehpunkt des Schreibhebels 

 von dem Zylinder und wird weiterhin benutzt, wenn man durch Ver- 

 schiebung von e an dem Wagebalken die Hebelvergrösserung ändern will. 



An dem Modell I sind am Wagebalken drei verschiedene Ein- 

 schnitte angebracht, in die der Gummiring, welcher e hält, ein- 



