Eine neue Schreibvorrichtung für plethysmogr. Untersuchungen etc. 39 



weise durch Eigenschwankungen der Flüssigkeit entstellt. Damit 

 nun die Flüssigkeit möglichst wenig verschoben werden kann, muss 

 die Dicke des äusseren Flüssigkeitsringes so gering sein, dass schon 

 ein geringes Sinken des Flüssigkeitsspiegels im inneren Zylinder ein 

 erhebliches Ansteigen des äusseren Flüssigkeitsringes und damit 

 einen entsprechenden Überdruck hervorruft. Zu schmal darf der 



Fig. 3 a. Fig. 3 b. 



Fig. 3. Statische Eichung. Die Abstände entsprechen Kubikzentimetern. 



a) Grösse I: angewandte Hebelvergrösserung 6,8. b) Grösse II: angewandte Hebel- 



vergrösseruüg 6,9. (Die Figuren auf die Hälfte verkleinert.) 



äussere Ring natürlich auch nicht sein, sonst wird durch Adhäsion 

 zwischen den beiden Zylindern ein Hindernis geschaffen. Bei 

 meinen Modellen hat der Raum zwischen den Zylindern eine Stärke 

 von etwa 1 mm. 



Um die Gleichmässigkeit der Ausschläge bei verschiedenen 

 Stellungen des Schreibhebels zu zeigen, habe ich auf Fig. 3 das Er- 

 gebnis einer statischen Eichung der beiden Modelle meines Volumen- 

 schreibers wiedergegeben. 



