Eine neue Schreibvorrichtung für plethysmogr. Untersuchungen etc. 41 



Um einen Einblick in die Leistungen des Spirometer -Volum- 

 schreibers zu geben, erlaube ich mir, zunächst ein Stück eines 

 Gehirnplethysmogramms von einem jungen Manne mit Schädeldefekt 

 zu reproduzieren. Die von Haut überdeckte Knochenlücke war weniger 

 als talergross und wurde mit einer gut eingefetteten, der Schädel- 

 form angepassten Guttaperchakappe bedeckt. Die mit dem kleineren 

 Modell des Volumschreibers (Luftübertragung) aufgenommene Kurve 

 zeigt die Pulse, Atemschwankungen, Wellen dritter Ordnung und 

 ausserdem von anderen Einflüssen abhängige gröbere Volum- 

 schwankungen in einer Ausgiebigkeit, wie sie mit anderen Registrier- 

 apparaten unter entsprechenden Bedingungen bisher wohl noch nicht 

 erhalten worden sind. 



Es fragt sich, wie weit das Instrument, das langsamere Volum- 

 änderungen richtig wiedergibt, auch schnelleren Schwankungen folgt, 

 wie weit also die Volum pulse korrekt gezeichnet werden. Nach 

 0. Frank ist hierfür in erster Linie die Zahl der Eigenschwin- 

 gungen des Registriersystems maassgebend. Je grösser die Zahl 

 seiner Eigenschwingungen im Verhältnis zur Zahl der Schwingungen 

 des beobachteten Systems, um so richtiger fällt die Form der Kurve 

 aus. Aus diesem Grunde darf man, wenn es auf die Darstellung 

 der Pulsform ankommt, den Zylinder des Plethysmographen nicht 

 mit Flüssigkeit füllen , wie dies für die Beobachtung langsamerer 

 Volumveränderungen unumgänglich ist. Denn an der Stelle, wo das 

 Glied, dessen Volumen registriert werden soll, in den Plethysmo- 

 graphenzylinder eingeführt wird, lässt sich ein vollkommen starrer 

 Abschluss in der Regel nicht ermöglichen, und die grosse Masse der 

 Flüssigkeit, welche gegen diesen (elastischen) Abschluss drückt, bildet 

 mit ihm zusammen ein System, das zu starken Eigenschwingungen 

 geradezu prädestiniert erscheint. Um diese Eigenschwingungen isoliert 

 darzustellen, schloss ich das offene Ende des Zylinders eines Arm- 

 plethysmographen durch eine feste Platte und durch straffe Gummi- 

 binden so fest, wie dies sich etwa bei Aufnahme eines Armplethysmo- 

 gramms ausführen lässt, brachte an Stelle des Unterarms ein ent- 

 sprechendes Volumen Sand in den Zylinder und füllte mit Wasser auf. Dies 

 System Hess sich nun durch Verschieben des Stempels einer kleinen 

 Spritze sehr leicht in grobe Eigenschwingungen versetzten, von denen 

 IV2 — 2V2 auf die Sekunde entfielen. Bei so langsamen Schwingungen 

 kann die Wiedergabe der Pulsform auch nicht den bescheidensten An- 

 sprüchen genügen. Die einzelnen Erhebungen, die man in derartigen 



