Eine neue Schreibvorrichtung für plethysmogr. Untersuchungen etc. 43 



mographen und Veränderungen derselben sind von verschiedenen 

 Autoren weitgehende Schlüsse gezogen worden. Es muss nach 

 dem Gesagten vor solchen Folgerungen dringend gewarnt werden. 



Auch der beste Registrierapparat muss fehlerhafte Kurven liefern, 

 wenn durch Eigenschwingungen der Flüssigkeit die Pulsationen von 

 vornherein entstellt werden. Um die Volumpulse aufzuzeichnen, 

 darf also der Plethysmograph nur mit Luft gefüllt sein , oder zum 

 mindesten muss die Flüssigkeitsmasse gering sein. 



Um nun festzustellen, wie weit von meinem Volumschreiber als 

 solchem die Pulse richtig aufgezeichnet werden können, untersuchte 

 ich die Instrumente auf Eigenschwingungen, wenn sie mit einem 

 luftgefüllten Raum in Verbindung standen. Es diente hierzu eine 

 Flasche von 1 Liter Inhalt und 10 cm innerem Durchmesser, mit 

 doppelt durchbohrtem Stopfen. Die eine Durchbohrung stand ver- 

 mittels eines Glasrohres und Schlauches mit dem Volumschreiber, 

 die andere mit einer Pravazspritze in Verbindung, durch welche ein 

 Überdruck in der Flasche erzeugt wurde. Setzte ich, gemäss der 

 Vorschrift von 0. Frank, nunmehr plötzlich den Luftraum der 

 Flasche mit dem Volumschreiber in Verbindung, so verzeichnete 

 dieser einige Eigenschwingungen. Die Grösse des Luftraums in der 

 Flasche wurde durch Einfüllen von Wasser (welches bei diesem Ver- 

 such natürlich keine Bewegungen ausführte) variiert. Es zeigte sich 

 nun, wie dies bereits Frank und Fetter 1 ) in entsprechender Weise 

 gefunden haben, dass die Zahl der Eigenschwingungen meiner 

 Schreiber in der Zeiteinheit ganz wesentlich durch die Grösse 'des 

 Luftraums bestimmt wurde, und zwar erwies sich der Zeitraum für 

 die Einzel Schwingung um so kürzer, je kleiner der Luftraum war. 

 Bei kleinerem Luftraum kam es ferner leichter zu Schwingungen, 

 und es bildeten sich insgesamt mehr Wellen aus als bei grossem 

 Luftraum. Dagegen machte es keinen sehr wesentlichen Unterschied, 

 ob das grössere oder das kleinere Modell des Volumschreibers in 

 Anwendung kam. Die folgende Tabelle gibt über diese Verhältnisse 

 Auskunft. 



1) Zeitschr. f. Biol. Bd. 50 S. 333. 1908. 



