Eine neue Schreibvorrichtung für plethysmogr. Untersuchungen etc. 45 



Es ergab sieh also das Resultat, dass, soweit die Zahl der 

 Eigenschwingungen des Registriersystems in Betracht kommt, die 

 richtige Wiedergabe der Volumpulse in hohem Maasse von der Grösse 

 des Luftraums im Plethysmographenzylinder abhängt. 



Auf Fig. 6 gebe ich Volumpulse des Unterarms von einem ge- 

 sunden jungen Manne wieder, die bei Luftfüllung des Plethysmo- 

 graphen geschrieben sind. Der Luftraum im Zylinder belief sich 

 auf annähernd 600 ccm. Die Schwingungszahl meiner Volumschreiber 

 beträgt unter diesen Verhältnissen , wie die Tabelle zeigt , etwa 

 5V2— 6 pro Sekunde. Es ist dies ein Wert, der nach den Unter- 

 suchungen von P e 1 1 e r *) etwa an der unteren Grenze der Zahlen 

 liegt, welche bei den bisher gebräuchlichen Sphygmographen ge- 

 funden wurden. Der neue Sphygmograph von Frank-Petter 

 weist aber auf der Arterie eine Schwingungszahl von 32 auf, und 

 Frank und Petter haben gezeigt, dass nur ihr Modell bisher die 

 Radialpulse wirklich richtig zeichnet. Durch eine Einrichtung des 

 Plethysmographen, bei welcher der schädliche Luftraum verkleinert 

 würde, liesse sich wohl auch mit meinen Volumschreibern eine be- 

 friedigendere Wiedergabe der Volumpulse erreichen. Es ist freilich 

 zu berücksichtigen, dass mit Verkleinerung des Luftraumes hinwiederum 

 die Neigung des Apparates, Eigenschwingungen auszuführen, wächst. 

 Indes lässt sich dem leicht durch Vermehrung der Dämpfung ent- 

 gegenwirken, indem man an Stelle der Öl -Petroleumfüllung des 

 äusseren Zylinders nach Bedarf reines Öl bzw. Öl von dickerer 

 Konsistenz wählt. 



Die Ergebnisse meiner Ausführungen sind kurz folgende: 



Der von mir konstruierte „Spirometer- Volumschreiber" (in zwei 

 verschiedenen Grössen) arbeitet isotonisch, so dass er in allen Lagen 

 des Schreibhebels seine Stellung ohne weiteres beibehält. Er wird 

 durch geringe Kraft (weniger als 1 mm Wasserdruck) in Bewegung 

 gesetzt. Langsamere Volumveränderungen werden proportional richtig 

 wiedergegeben. 



Wie weit schnelle Volumschwankungen, also die Volumpulse, 

 richtig gezeichnet werden, hängt, ausser von dem Bau des Volum- 

 schreibers, von der Grösse des Luftraums im Plethysmographen ab ; 

 denn je kleiner der Luftraum, um so grösser die Zahl der Eigen- 

 schwingungen auf die Zeiteinheit berechnet, um so grösser aber auch 



1) Zeitschr. f. Biol. Bd. 51 S. 356. 



