Der Druck im Cavum pleurae des Pferdes. 599 



solchen Tracheotubus nichts machen und ihn lange tragen, ohne 

 irgendwelche Atmungsstörung zu zeigen. Angesichts der zu er- 

 wartenden erheblichen Druckdifferenzen bei angestrengter Atmung 

 wurde stets auf absolut festen und zuverlässigen Sitz der Tracheal- 

 kanüle Bedacht genommen. Während des Versuches standen die 

 Pferde in einem sogenannten Notstand in natürlicher Körperhaltung. 

 Möglichst dicht dabei, doch geschützt gegen etwaige Unruhe des 

 Pferdes stand das Kymographion mit den Registriervorrichtungen. 



Auf die Einführung des übrigens dünnen Thoraxdruckmessers 

 reagierten die Pferde kaum bzw. gar nicht, wenn noch die Ein- 

 stichstelle schwach kokainisiert war. Als Thoraxdruckmesser diente 

 der Büdingen' sehe, der etwas abgeändert wurde. Der Apparat 

 besteht aus einem geschärften Troikar, in dessen Inneres ein hohler 

 Bolzen eingepasst ist. Dieser ist an seinem freien Ende ausgiebig 

 gefenstert, das andere Ende ist mit einer Feder verbunden, die den 

 Bolzen in dem Augenblick vorschnellt, in welchem er in das Cavum 

 pleurae eindringt. Der Hohlraum des Bolzens setzt sich fort in 

 einen dicht schliessenden Hahn , der mit einem Manometer oder 

 Schreibapparat in Verbindung gesetzt werden kann. Aussen auf 

 dem Troikar ist eine ca. 4 cm im Durchmesser (= dem ungefähren 

 Durchmesser eines Zwischenrippenraumes beim Pferde) betragende 

 verstellbare Scheibe aufgepasst. Diese ist auf ihrer dem Brustkorb 

 zugekehrten Fläche konkav und wird mit Wachssalbe gefüllt; sie 

 hat den Zweck, sobald der Apparat in die Pleurahöhle eingedrungen 

 ist, ringsum den Stichkanal abzudichten. Die Vorzüge dieses Thorax- 

 druckmessers bestehen darin, dass er sich, da er die Form eines 

 geschärften Troikars hat, leicht in die Brusthöhle einführen lässt. 

 Während der Dauer des Einführens wird der Bolzen durch den 

 mechanischen Widerstand der Weichteile (Muskeln, Pleura) zurück- 

 gedrängt, schnellt jedoch sofort vor, wenn dieser Widerstand auf- 

 hört. Da der Bolzen an seinem oberen Ende abgerundet ist, so 

 kann er selbst weiches und rissiges Gewebe wie die Lunge nicht 

 verletzen, sondern er vermag dieselbe nur zurückzudrängen. Wird 

 das Instrument mit einiger Vorsicht gehandhabt, so ist es schlechter- 

 dings unmöglich , einen Pneumothorax zu erzeugen , da erstens der 

 Stichkanal klein ist, und die Muskulatur sofort den Kanal zu 

 schliessen sucht, und da zweitens der Apparat sowohl bei den in- 

 spiratorischen, wie exspiratorischen Bewegungen des Brustkorbes in 

 seiner Lage sich erhalten lässt. 



