Eine neue Art der Anwendung u. s. w. 



307 



(250 CC.) 



Bereitung der NaBrO-Lauge ist entschieden das Abmessen des 

 Broms wegen der grossen Flüchtigkeit desselben und seines für 

 Augen und Nase geradezu unerträglichen Dampfes. Selbst ein 

 guter Abzug schützt nicht ganz vor dem letzteren. Durch diese 

 beiden Eigenschaften wird die Sicherheit der Brom-Messung oft 

 genug in Frage gestellt, und gerade auf sie kommt es ja bei 

 unserem Verfahren der Ubestimmung ganz besonders an. Um 

 nun beide Fehlerquellen möglichst gleich- 

 massig ausszuschliessen und das ganze Ge- 

 schäft des Bromabmessens angenehmer und 

 handlicher zu machen, liess ich eine eigens 

 dazu bestimmte Bromburette anfertigen, 

 die sich denn auch in der Folge trefflich 

 bewährt hat. 1 ) Sie besteht aus einer kur- 

 zen Bürette und einem darüber geblasenen 

 kugligen, zur Aufnahme des Brom's in 

 (10-15 cc.) toto bestimmten Recipienten , welcher so- 

 wohl gegen die Bürette als nach oben hin, 

 wo er in einen kleinen Trichter ausmün- 

 det, durch Glashähne abgeschlossen ist. 

 Eine Gebrauchsanweisung dieses Apparats 

 braucht man nicht zu geben, derselbe er- 

 klärt sich von selbst. Zu bemerken wäre bloss noch, dass von 

 dem obersten Theil der eigentlichen Bürette ein kleines Röhr- 

 chen abgeht, welches oben eine aufgeschliffene Kappe trägt« 

 Tritt nämlich während des Gebrauchs des Apparats eine Sto- 

 ckung im Ausfliessen ein, so braucht man nur die kleine Kappe 

 zu lüften, um die Druckstörungen im Innern sofort auszu- 

 gleichen. 



Mit dieser Bromburette und bei Anwendung der officinel- 

 len Natronlauge ist die nach der Knop'schen Vorschrift so 

 unangenehme und zeitraubende Anfertigung der NaBrO in 

 2 bis 3 Minuten bewirkt. Hierdurch ist das Haupthinderniss, 



1) Man bezieht dieselbe für einen massigen Preis aus der Glas- 

 waarenfabrik von Greiner u. Friedrichs in Stützerbach (in Thü- 

 ringen). 



