Ueber die negative Schwankung des Muskelstromes u. s. w. ($15 



schlossene Leitung eine Nebenschliessung bildet, die den Mus- 

 kelstrom vom Galvanometer abhält, so begreift man, wie der 

 Strom in das Galvanometer erst im Augenblick einbricht, wo 

 der Muskel sich zu verkürzen anfängt. 



Um diesen Gedanken praktisch zu machen, war noch man- 

 cherlei nöthig. Erstens musste nach einer gewissen kleinen und 

 nach Belieben veränderlichen Zeit der Muskelstrom wieder vom 

 Galvanometer abgeblendet werden. Zweitens musste, sobald 

 die Zuckung abgelaufen war, der Vorgang von vorn anfangen, 

 damit er möglichst oft in der Zeiteinheit wiederkehre. Endlich 

 da wegen der Parelektronomie der Strom nicht von einem mit 

 natürlichem Querschnitt versehenen Muskel abgeleitet werden 

 durfte, und da ich damals keine Art kannte, einen mit künst- 

 lichem Querschnitt versehenen Muskel äussere Arbeit verrichten 

 zu lassen, so mussten drittens das Geschäft des Arbeitens und 

 das des Stromgebens zwei verschiedenen Muskeln übertragen 

 werden. 



Die Vorrichtung, mittels welcher ich diesen Forderungen 

 entsprach, verdankt ihre Entstehung dem Studium des Siemens- 

 Hai ske' sehen Zeigertelegraphen, 1 ) zu welchem ich bei meinem 

 Aufenthalt in Paris mit meinem Freunde Siemens im Früh- 

 ling 1850 Gelegenheit hatte. Diesem Telegraphen sind die 

 wesentlichen Organe der Vorrichtung entlehnt, welche die Hrn. 

 Siemens und Halske die Güte hatten, nach meiner Angabe 

 bauen zu lassen, und welche umstehend schematisch abgebildet 

 ist. Da der Sie mens -Halske'sche Zeigertelegraph auf dem- 

 selben Principe beruht, wie der Wagner'sche Hammer, und da 

 dies Princip, welches schon in Galvani's Froschschenkeltanz 2 ) 

 erkennbar ist, auch der jetzt zu beschreibenden Vorrichtung zu 

 Grunde liegt, so nenne ich letztere den Froschhammer. 



Zum Verständniss der Figur sei Folgendes vorweg bemerkt. 



1) S. dessen Beschreibung in den Annales de Chimie et de Phy- 

 sique. 1850. 3me Serie. T. XXIX. p. 385, und inSchellen, der elek- 

 tromagnetische Telegraph u. s. w. 3. Aufl. Braunschweig 1861. 

 S. 174 ff. 



2) Beschreibung einiger Vorrichtungen und Versuchsweisen u.s. w, 

 A. a. 0. S. 158. 



