Ueber die negative Schwankung des Muskelstromes u. s. w. (317 



M { ist der arbeitende, M 2 der ström gebende Muskel. M x 

 arbeitet mittels eines isolirenden Zwischenstückes bei F an 

 dem um A drehbaren einarmigen Haupthebel AFHk der 

 Haupt fe der FF' entgegen, welche nach unten zieht und 

 den als Stützstift fungirenden Platinknopf H gegen den 

 unteren Schenkel su des um s drehbaren Schiebers 1 ) osu 

 drückt. Indem su gegen den Carneolanschlag h trifft, den wir 

 später noch genauer betrachten werden, dient su dem Stütz- 

 stift H zur Stützplatte. Zwischen H und su ist in dieser Lage 

 der Vorrichtung die Nebenleitung suHFAcl^ geschlossen, 

 welche den Strom des Muskels M 2 verhindert, auf das Galva- 

 nometer G zu wirken. Der Feder FF' ertheilt ein mikrome- 

 trisch stellbarer Federhalter die geeignete Spannung. Auch 

 Muskel M l wird durch eine ebenso stellbare Zange Z ge- 

 hoben und gesenkt. Percutirt man, während man Z senkt, 

 den Haupthebel bei H bis zum Verschwinden des bei unvoll- 

 kommener Berührung vernehmbaren Klirrens, 2 ) so erreicht man, 

 dass er gerade in der Stellung unterstützt ist, wo die Spannun- 

 gen des Muskels und der Feder einander gleich sind. Bei klein- 

 ster Zunahme der Muskelspannung wird dann H von u abge- 



1) Der Schieber ist bekanntlich ein wesentliches Organ des Sie- 

 mens-Halske'schen Zeigertelegraphen, an welchem er dieselbe Rolle 

 spielt, wie die Hülfsfeder am Halske'schen Unterbrecher (Poggen- 

 dorff's Annalen u. s. w. 1856. Bd. XOVII. S. 641). Der Schieber des 

 Froschhammers hat mit dem Schieber jenes Telegraphen jedoch nichts 

 gemein, als den Mechanismus, durch welchen er in mittlerer Lage 

 zwischen den beiden gleich zu erwähnenden Anschlägen sich in labi- 

 lem Gleichgewicht befindet, so dass er stets entweder dem oberen oder 

 dem unteren Anschlage sicher anliegt. Dieser Mechanismus ist in 

 Schellen's Beschreibung des Siemens-Halske'schen Telegraphen 

 übergangen, und es sind darüber Beschreibung und Abbildung der 

 Siemens'schen selbstthätigen Wippe (Poggendorff's Annalen u. s.w. 

 1857. Bd. CIL S. 70, Taf. I. Fig. 1—3; — Wieclemann's Lehrbuch 

 u. s.w., 2. Aufl. Bd. I. Braunschweig 1872. S. 654 §.451) nachzusehen, 

 in welcher der Telegraphenschieber gleichfalls Anwendung gefunden hat. 



2) Helmholtz in Poggendorff's Annalen u. s. w. 1851. Bd. 

 LXXXIII. S. 517; — Beschreibung einiger Vorrichtungen u. s. w. 

 A. a. 0. S. 154. 



Reichert's u. du Bois-Reymond's Archiv 1875. 40 



