644 E. du Bois-Reymond: 



In "Wirklichkeit weichen die Ktenoidenzähne von der ihnen 

 hier zugeschriebenen Gestalt unstreitig insofern ab, als sie mehr 

 oder minder spitz zulaufen, und ausserdem muss die Nachwir- 

 kung berücksichtigt werden. Diese Umstände verstärken aber 

 nur die Beweiskraft unserer Schlüsse. Laufen die Zähne spitz 

 zu, so müssen sie um so länger sein, um am Dynamometer den 

 durch ihren Flächenraum diesseit der Abscissenaxe gemessenen 

 Ausfall an ablenkenden Kräften zu überwiegen. Unter bestän- 

 diger Stromabnahme, wie die Nachwirkung sie mit sich bringt, 

 leidet die Ablenkung am Dynamometer verhältnissmässig mehr als 

 die an der Bussole, und auch aus diesem Grunde müssen die 

 Zähne tiefer hinab reichen, um die negative Schwankung am 

 Dynamometer verhältnissmässig kleiner oder gleich Null zu 

 machen, vollends sie in eine positive zu verwandeln. 



Es würde sich nun vor Allem darum handeln, ob das 

 Dynamometer empfindlich genug herzustellen sei, um daran 

 den Muskelstrom zu beobachten. Unerreichbar scheint dies 

 nicht. Im physikalischen Cabinet zu Leipzig hatte am 19. 

 April 1851 Hr. Prof. Hankel die Güte, ein Dynamometer 

 mit 18' hoher Bifilarauf hängung so empfindlich wie möglich 

 aufzustellen. Als dem Instrument der Muskelstrom durch 

 Kupferelektroden in Kupfersulfatlösung zugeführt wurde, ent- 

 stand eine Ablenkung von einem halben Scalentheil. Ich unter- 

 nahm seitdem mit Hülfe der Hrn. Siemens und Halske, 

 ein für thierisch-elektrische Versuche hinreichend empfindliches 

 Dynamometer zu bauen. An diesem Instrumente war die bifi- 

 lare Aufhängung verlassen. Die bewegliche Rolle hing an 

 einem 2 M. langen Silberdraht, und trug eine gut centrirte 

 Platinspitze, die in Quecksilber tauchte und eine der beiden 

 Zuleitungen bildete. Der Muskelstrom brachte aber keine be- 

 merkbare Wirkung hervor, trotz der grossen Anzahl von Win- 

 dungen, und obschon die Torsion so gering war, dass wegen der 

 dadurch bedingten Unstetheit des Nullpunktes das Instrument 

 fast unbrauchbar wurde. 1 ) 



1) Auch Hr. Edelmann in München hat neuerlich ein Dynamo- 

 meter mit unifilarer Aufhängung angegeben, indem er unterhalb der 



