Untersuchungen über Kapazität, Isotationswiderstand etc. 117 



ausgesetzt als der, die notwendigerweise während des Transportes 

 eintraf, und die während der Sommermonate, in welchen die Arbeit 

 ausgeführt wurde, nicht weiter als bis 30 — 28 ° C. ging. 



Als Widerstandsgefäss für die Präparate diente eine aus ebenen 

 Glasstücken zusammengefügte, quadratische Kammer von 1 qcm 

 Bodenfläche und ^/2 cm Höhe (Genauigkeit Vioo mm). Der Deckel, 

 gleichfalls aus Glas, kann durch eine Schraubvorrichtung bis zum 

 Kontakt mit den Seitenwäuden der Glaskammer niedergepresst werden, 

 mit der Beschränkung, dass zwei dünne (0,06 mm), rechtwinklig ge- 

 bogeue Elektrodenlamellen aus Platin , die mit dem umgebogenen 

 Teil dicht an gegenüberliegende Innenflächen des Glastroges aptiert 

 -sind, zwischen dem Deckel und dem Rande des Troges mit je einer 

 ausserhalb des Troges befindlichen Klemmschraube zusammenhängen. 

 Der Glastrog und die Klemmschrauben, die die Elektroden tragen, 

 sind auf einer Ebonitplatte montiert. Die Platte wird mit Hilfe 

 der Elektrodenhalter an zwei durch Glas isolierten Kupferstäben be- 

 festigt, welche den Deckel eines grösseren Glaszylinders C^h Liter) 

 durchbohren. Durch eine Fassung im Deckel ist ausserdem ein 

 Thermometer eingepasst. Die Verbindung zwischen Deckel und 

 Zylinder ist wasserdicht zuschraubbar. 



Die aus dem Corpus callosum geschnittenen Scheiben werden 

 mit äusserster Sorgfalt in den quadratischen Glastrog eingeführt, alle 

 mit gleich gerichtetem Faserverlauf und in einer solchen Anzahl, 

 dass die letzte sich etwas über die Ränder erhebt. Danach wird 

 der Glasdeckel vorsichtig zugeschraubt, wobei ein geringer Über- 

 schuss an Hirnsubstauz herausgepresst und sorgfältig entfernt wird. 

 Die Elektrodenlamellen sind von Anfang au in den Glastrog ein- 

 gesetzt. Wenn bei der ersten Bestimmung der Strom das Präparat 

 in seiner Faserrichtung durchfliesst und dann eine neue Ablesung 

 des Widerstandes senkrecht zur Faserrichtung vorgenommen werden 

 soll, wird zuerst der Deckel abgeschraubt, wonach die Elektroden- 

 lamellen emporgehoben und in dem entgegengesetzten Durchmesser 

 des Glastroges angelegt sowie dort mittelst eines anderen Klemm- 

 schraubenpaares fixiert werden. Bei dem Elektrodenumtausch muss 

 die grösste Vorsicht beobachtet werden, um die Lage des Präparates 

 nicht zu verändern. Geschieht dies dennoch, so bleibt nichts anderes 

 übrig, als den Versuch zu verwerfen. 



Alle Widerstandsmessuugen sowohl an Nervenpräparaten als an 

 Augenflüssigkeit sind gemäss dem Prinzip der Wh eatstone 'sehen 

 Brücke mit Wechselströmen und Telephon geschehen. 



