240 



Rudolf Höber: 



in sein wässeriges Dielektrikum geändert wird, oder ob das nicht 

 geschieht. Will man aber das Verfahren zu einer quantitativen 

 Messung der inneren Leitfähigkeit ausbilden, dann ist zuvor zu ent- 

 scheiden, ob die Methode überhaupt verschiedene Grade der inneren 

 Leitfähigkeit erkennen lässt. Zu diesem Zweck wurden die Blut- 

 körperchen zunächst sozusagen imitiert durch Glasröhrchen, welche 

 mit verschieden konzentrierten Elektrolytlösungen gefüllt wurden; 

 diese Röhrchen wurden in einen parallelepipedischen Trog gehängt, 

 der mit Wasser gefüllt und mit Silberplatten als Elektroden ver- 

 sehen war. Fig. 3 gibt ein Bild des Troges. 



Fiff. 3. 



Fiff. 4. 



Die Kapazität dieses Troges wurde nun bei verschiedener 

 Füllung der Röhrchen mit einem zweiten „Messtrog" (Fig. 4) ver- 

 glichen. Dieser bestand aus einem zylindrischen Gefäss, in welches 

 senkrecht zu seiner Achse zwei kreisrunde Silberelektroden eingesetzt 

 waren, die eine (a) fest, die andere (b) mit Hilfe einer durch den 

 Hartgummideckel c geführte Mikrometerschraube parallel zur ersten 

 verschieblich. Der Trog wurde mit Wasser gefüllt. Kapazitäts- 

 äuderungen des Röhrchentroges konnten so durch Verschiebung der 

 Elektroden am Messtrog kompensiert und durch den jeweiligen Ab- 

 stand der Elektroden zahlenmässig gemessen werden. 



Die beiden Tröge wurden nun in folgende Brückenanordnung 

 eingeschaltet^) (Fig. 5): 1 ist ein Induktorium, /'eine Funkenstrecke; 



1) Siehe dazu: Nernst und v. Lerch, Annalen d. Physik, IV, Folge, 

 ßd. 15 S. 836 (1904). 



