Eine Methode, die elektr. Leitfähigkeit im Innern von Zellen zu messen. 241 



daran ist in der üblichen Weise ein Schwingungskreis angehängt, 

 bestehend aus der Selbstinduktion s^ und der Kapazität C. Dem 

 Schwiugiingskreis ist ein zweiter Kreis gegenübergestellt, welcher die 

 Brückenanordnung repräsentiert. Er besteht aus der Spuhle Sg, dem 

 Messtrog ti und dem Röhrchentrog (2. Von der Mitte von s, führt 

 eine Brücke zur Verbindung von ^1 mit ^2; in der Brücke liegt das 

 Nullintrument n. Durch enge Koppelung 

 zwischen Sj und Sg werden die Schwingungen 

 des ersten Kreises dem zweiten aufgezwun- 

 gen und können durch entsprechende Än- 

 derung der Kapazitäten von f^ und ^2 so 

 verteilt werden, dass n ein Minimum anzeigt. 

 Im speziellen ist der Apparat folgender- 

 maassen gebaut: Das mittelgrosse In- 

 duktorium ist mit Deprez- Unter- 

 brecher versehen und wird mit 12 Volt 

 betrieben. Die Funkenstrecke be- 

 steht aus zwei Zinkstäben, deren Ab- ,,. ^ 



Ing. 5. 

 stand zweckmässig durch eine Mikro- 

 meterschraube geändert werden kann, weil auf die Weise leicht 

 die Empfindlichkeit des später zu erwähnenden Nullinstrumentes 

 zu ändern ist. Der Kondensator C ist eine 2 mm dicke 

 Glasplatte, welche Stanniolbelegungen von der Grösse 15X20 cm 

 hat. Die Spule Sj besteht aus 16 Windungen eines 0,8 mm 

 starken Kupferdrahtes, welche in ca. 1 cm gegenseitigem Ab- 

 stand um einen gewöhnlichen Zylinder für Gasbeleuchtung herum- 

 gelegt sind. Diese Spule ist in die Spule So hineingeschoben. 

 Sg besteht aus einem Glasrohr von 30 cm Länge und 8 cm 

 Durchmesser; darum sind, eng gewickelt, 66 Windungen des 

 0,8 mm-Drahtes heruragelegt; der Draht ist in der Mitte geteilt und 

 die beiden Enden zu einer mit Hartgummi isolierten Klemmschraube 

 geführt, ebenso geht der Draht an den beiden Enden der Spule 

 zu isolierten Klemmschrauben. Der meist benutzte Röhrchen- 

 trog ist innen 6,5 cm hoch, 3,5 cm breit und 2 cm tief. Die in 

 ihn in einem Abstand von ca. 1,5 cm eingehängten Elektroden sind 

 Silberbleche von der Grösse 5 X 2,5 cm. Zwischen die Elektroden 

 ist oben ein Hartgummideckel eingeklemmt, der zur Aufnahme der 

 Röhrchen durchbohrt ist. Meist wurden zwei Röhrchen eingesetzt; 

 sie reichen bis zum Boden des Trogs, ihre Wandstärke beträgt 



Pflüger' 3 Archiv für Physiologie. Bd. 133. 16 



