242 Rudolf Höber: 



0,3 mm. Von der Weite der Röhrchen wird später die Rede sein. 

 Der Trog wird mit Leitfähigkeitswasser (K a h 1 b a u m) gefüllt ; in die 

 Röhrehen können Lösungen gefüllt werden. Die Dimensionen dieses 

 Troges habe ich nach den Dimensionen des gleich zu beschreibenden 

 Messtrogs eingerichtet; Fläche und Abstand der Elektroden wurden 

 relativ klein gewählt, damit bei grösserer Elektrodenfläche im Mess- 

 trog Kapa^itätsänderungen im Röhrchentrog relativ grosse Elektroden- 

 verschiebungen zur Kompensation nötig machten. Der Messtrog 

 ist ein Glasrohr von 5 cm Durchmesser und ca. 10,5 cm Höhe. 

 Seine Elektroden sind kreisförmige Scheiben aus Silberblech von 

 4,5 cm Durchmesser. Der zentral eingelötete Draht der unteren 

 Elektrode ist ins Glasrohr unten eingeschmolzen, der obere Draht 

 ist mit der Mikroraeterschraube verbunden. Der Trog war gewöhnlich 

 bis zur Hälfte mit Leitfähigkeitswasser gefüllt. Messtrog und Röhrchen- 

 trog sind gut gegen die Unterlage isoliert. Bei der Verbindung der 

 einzelnen Bestandteile miteinander wurde für gute Kontakte ge- 

 sorgt, und die Drähte wurden gestreckt geführt, um nicht durch 

 variable Nebenkapazitäten und -Selbstinduktionen Störungen in das 

 System hineinzubringen. 



Es erübrigt nun noch die Beschreibung des Nullinslrumentes. 

 Als solches fanden anfangs ein Funkenindikator nach Nernst^) und 

 ein elektrolytischer Detektor nach Nernst^) und Scliloemilch^) 

 Verwendung. Zu allen definitiven Messungen benutzte ich dann aber 

 auf den Rat von Herrn Privatdozenten Dr. Zahn in Kiel einen Blei- 

 glanzdetektor nach Braun, der sich für meine Zwecke den anderen 

 Detektoren überlegen zeigte. Für diesen wie für manchen anderen 

 Ratschlag bin ich Herrn Zahn zu grossem Dank verpflichtet. Bei 

 dieser Gelegenheit sei es mir auch erlaubt, Herrn Geheimrat Dieteri ci 

 dafür zu danken, dass er mich für die Fortführung meiner Unter- 

 suchung mit einigen Hülfsmitteln des Kieler physikalischen Instituts 

 unterstützte. — Die Schaltung des Bleiglanzdetektors ist aus Fig. 6 

 ersichtlich. 53, ^1 und L sind die schon erwähnten Spulen und Tröge 

 der Brückenanordnung. Die Brücke ist durch die kleine Spule Sg 

 gebildet; sie besteht aus neun Windungen eines 2 mm dicken Kupfer- 

 drahtes, die eng um ein 2,6 cm dickes Rohr gewickelt sind. Die 



1) Nernst, Wiedemann's Annalen Bd. 60 S. 602 (1897). 



2) Nernst und v. Lerch, I.e. 



3) Schloemilch, Elektrotechn. Zeitschr. 1903 Nr. 47. 



