Eine Methode, die elektr. Leitfähigkeit iai Inueru von Zellen zu messen. 243 



Spannung, die gegebenenfalls in diesei Spule besteht, wird dann 

 durch die in 53 steckende Spule s^, welche aus etwa 80 Windungen 

 eines um ein Rohr von 1,9 cm Durchmesser herumgelegten 0,0 mm 

 dicken Drahtes besteht, heraultransformiert. An S4 ist der Detektor d 

 angelegt; er besteht aus einem Stückchen Bleiglanz, dessen einer 

 glatt polierter Fläche eine Graphitspitze (Bleistift) leicht durch eine 



JUUJlUJUxL- 



c, 



.^ ^ 



Fig. 6. 



Feder angedrückt ist. Dem Detektor parallel liegt ein Zeiger- 

 galvanometer von Hart mann & Braun (G) mit vorgeschaltetem 

 Widerstand iv. Gehen Schwingungen durch den Detector, so wird er 

 Sitz einer elektromotorischen Kraft, der resultierende Strom lenkt 

 die Galvanometernadel ab. Damit der auftretende Strom sich nicht 

 durch «4 kurz schliesst, sind in die Leitung zwei Blockkondensatoren C^ 

 und C2 von je zwei Mikrofarad eingeschaltet. Die Windungen von 

 53 und §4 sind in der Richtung der Kraftlinien von Sj und Sg, d. h. 

 senkrecht zu deren Windungen gelegt, um das Nullinstrument dem 

 Wirkungsbereich von s^ und Sg zu entziehen; aus dem gleichen 

 Grunde liegt der Detektor in ziemlicher Entfernung vom schwingenden 

 System. Wird nun der Detektor als Nullinstrument benutzt, so hat 

 man darauf zu achten, wann der Ausschlag der Galvanometernadel 

 ein Minimum ist. 



Die Genauigkeit der Messungen mit dem geschilderten 

 Apparat hängt von verschiedenen Umständen ab, welche zum Teil 

 später noch zu erörtern sind. Unter günstigen Bedingungen — d. h. 

 in erster Linie : bei Füllung der Röhrchen mit Wasser oder mit einer 

 starken Elektrolytlösung — beträgt sie 1— 2*^/0. Diese nicht 

 gerade grosse Genauigkeit ist wohl damit in Zusammenhang zu 

 bringen, dass durch die Elektrodenverschiebung im Messtrog nicht bloss 



die Kapazität, sondern auch der Ohm' sehe Widerstand geändert wird. 



16* 



