Eine Methode, die elektr. Leitfähigkeit im Innern von Zellen zu messen. 245 



meiner Versuchsanordnung nicht sicher festgestellt werden kann. 

 Diese zunächst sehr unerfreuliche Erfahrung veranlasste mich , die 

 Röhrchen verschiedener Weite durchzuprobieren, um die günstigste 

 Weite herauszufinden. Die Kurven zeigen jedoch, dass eine Steigerung 

 der Empfindlichkeit für das für die physiologischen Fragen gerade 

 besonders kritische Gebiet von 0,01 bis 0,1 nicht zu erzielen war. 

 Auch Versuche mit einem parallelepipedischen Trog ohne Röhrchen, 

 der zur Stromzuführung aussen auf zwei gegenüberliegenden 

 Flächen mit Stanniol belegt war und ganz mit den verschiedenen 

 Elektrolytlösungen gefüllt wurde, lieferten keine günstigeren Resultate. 



Es ist also nicht möerlich , am Elektrodenabstand zu erkennen, 

 ob die innere Leitfähigkeit einer 0,01- oder einer 0,1-normal-Salz- 

 lösung entspricht. Die Durchführung des Versuchsplanes Avürde da- 

 mit vereitelt gewesen sein, wenn sich nicht ein anderes Mittel zur 

 Unterscheidung der stärkeren Elektrolytkonzeutrationen geboten 

 hätte. Alle Messungen wurden so ausgeführt, dass die verschiebliche 

 Elektrode des Messtrogs 2 — 3 mal von oben und 2—3 mal von 

 unten her in die Minimumstellung gebracht wurde. Dabei ergab 

 sich, dass die Breite des Minimums stark variiert, und dass 

 diese Variationen sich auch auf das Gebiet zwischen 0,<>l-norm. und 

 0,1-norm. erstrecken. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal für die 

 verschiedenen Konzentrationen ist die Geschwindigkeit, mit welcher 

 die Galvanometernadel in die Nullstellung einrückt. Genauer aus- 

 gemessen wurde in den bisherigen Versuchen nur die Breite des 

 Minimums. 



In der folgenden Tabelle I gebe ich zwei Versuehsbeispiele : 



Tabelle I. 



Konzentration 



in den 



Röhrchen 



Elektroden- 

 abstand (für 

 Wasser = 100) 



Minimum- 

 breite in 



mm 



Elektroden- 

 abstand (für 

 Wasser = 100) 



Minimum- 

 breite in 



mm 



O.OOl-norm. 

 0,002 „ 

 0,005 „ 

 0,01 „ 

 0,1 



86,7 

 79,0 

 69,7 

 66,9 

 67,4 



4,1 

 3,0 



1,8 

 1,4 

 0,7 



84,2 

 75,5 

 67,6 

 65.9 

 66,0 



2,5 

 2,7 



n 



0,5 



Man sieht, wie sich 0,01-norm. und 0,1-uorm. in der Breite des 

 Minimums deutlich voneinander unterscheiden. Auch der Gang der 

 Galvanometernadel ist im ersten Fall erheblich langsamer als im 

 zweiten. 



