582 R- H. Kahn und E. Starkenstein: 



Was die Aufnahme des Elektrokardiogramms betrifft, so 

 verweisen wir bezüglich der allgemeinen Aufstellung der dazu not- 

 wendigen Spezialhilfsmittel auf die in den Untersuchungen des einen 

 von uns [Kahn]') gemachten speziellen Angaben. 



Die Ableitung zum Saitengalvanometer erfolgte von den Extremi- 

 täten in der Einthoven' sehen Anordnung II (rechts vorn, links 

 hinten). In Stämtlichen zur Besprechung gelangenden Elektrokardio- 

 grammen bedeutet die Länge eines kleinen Quadrates des Koordinaten- 

 netzes in der Abszisse 0,045 Sek., so dass also die Distanz zweier 

 starker senkrechter Linien etwas über 0,2 Sek. beträgt. Die Spannung 

 der Saite wurde in allen Fällen nach der Methode Eiuthoven's 

 so geregelt, dass eine Ordinatenhöhe von 10 mm (5 kleine Quadrat- 

 seiten) 1 Millivolt entspricht. 



Leider machten sieh in diesen Versuchen die in einer früheren 

 Arbeit des einen von uns [Kahn]^) über das Elektrokardiogramm 

 künstlich hervorgerufener Herzstörungen erwähnten Übelstände 

 ebenfalls geltend. Sie bestehen darin, dass bei der zur Verfügung 

 stehenden Registriereinriehtung die Länge der Registrierfläehe bloss 

 50 cm, die Dauer der Registrierung bei der notwendigerweise zu 

 wählenden Geschwindigkeit höchstens 12 Sek. beträgt, so dass man 

 darauf angewiesen ist, aus den der Vergiftung folgenden Erscheinungen 

 mehr oder weniger dem Zufall entsprechend kleine Perioden heraus- 

 zuschneiden. 



Da man nun aber den Verlauf der Erscheinungen im Einzelfalle 

 nicht voraus weiss, so verlaufen viele mühsam angestellte Versuche 

 erfolglos. Es wäre natürlich in diesem Falle die Verwendung eines 

 Registrierapparates mit sehr langer photographischer Registrierfläche 

 von grossem Vorteil. 



Um nun über die der elektrographischen Untersuchung unter- 

 zogenen Teile des ganzen Ablaufs der Herzaktion genau orientiert 

 zu sein, wurde wiederum die Einrichtung getroffen, dass der elek- 

 trische Strom, welcher den Spalt des Registrierapparates für das 

 Galvanometer elektromagnetisch öffnet, zugleich ein elektromagnetisches 

 Signal bediente, welches auf dem berussteu Papier die Dauer der 



1) R. H. Kahn, Beitrag zur Kenntnis des Elektrokardiogramms. Pf lüger 's 

 Arch. Bd. 126 S. 197. 1909. — Derselbe, Pflüger's Arch. Bd. 129 S. 291. 1909. 



2) R. H. Kahn, Die Störungen der Herztätigkeit durch Adrenalin im 

 Elektrokardiogramme. Pflüger's Arch. Bd. 129 S. 379. 1909. 



