598 R- H. Kahn: 



Von den iu Betracht kommenden Registriermethoden besitze 

 ich nur mit einer, der Einthoven' sehen ^) eigene Erfahrung und 

 teile im Folgenden P^iniges aus meinen bisherigen Resultaten mit. 



Einthoven 's Methodik besteht in der Zuleitung des Herztöne 

 zu einem Mikrophote, der Transformierung der Stromesschwankungen 

 durch ein luduktorium und der Registrierung der Sekundärströrae 

 durch das Saitengalvanometer. 



Mit einer solchen, ziemlich roh improvisierten Vorrichtung habe 

 ich ^) schon vor längerer Zeit das Elektrokardiogramm und die Herz- 

 töne gleichzeitig registiert. Die damaligen recht mangelhaften Er- 

 gebnisse genügten zur Feststellung der Lage der Herztöne im Elektro- 

 kardiogramme. Es konnte festgestellt werden, dass der erste Herzton 

 in die Pause zwischen R und T fällt. Er beginnt zugleich mit dem 

 Anstiege des Ventrikeldruckes in dem Momente, in welchem die 

 jR-Zacke verschwindet, und endet kurze Zeit vor dem Ansteigen 

 von T. Es ergab sich weiter, dass der zweite Herzton etwa 

 0,05 Sek. nach dem Ende der Nachschwankung beginnt^). 



Meine damals gewonnenen Kurven waren, wie gesagt, wenig 

 befriedigend. Seitdem habe ich meine Aufstellung der Apparate zur 

 Registrierung der Herztöne wesentlich verbessert und dadurch viel 

 brauchbarere Resultate erhalten. 



Das Mikrophon steht jetzt in der Julius' sehen*) Aufhängung. 

 An drei langen Stahldrähteu ist eine Holzscheibe horizontal be- 

 festigt, von deren Mittelpunkt eine Metallstange nach abwärts führt. 

 An dieser ist ein schweres Bleigewicht derart befestigt, dass es in 

 vertikaler Richtung verstellbar ist. Auf der Holzscheibe steht das 

 Stativ, welches das Mikrophon trägt,. und das Bleigewicht hat eine 



1) W. Einthoven und M. A. J. Geluk, Die Registrierung der Herztöne. 

 Pfliiger's Arch. Bd. 57 S. 617. 1894 — W. Einthoven, Die Registrierung 

 der menschlichen Herztöne mittels des Saitengalvanometers. Pf lüg er 's Arch. 

 Bd. 117 S. 461. 1907. — W. Einthoven, Ein dritter Herzton. Pflüger's 

 Arch. Bd. 120 S. 31. 1907. 



2) R. H. Kahn, Weitere Beiträge zur Kenntnis des Elektrokardiogrammes. 

 Pflüger's Arch. Bd. 129 S. 291. 1909. 



3) Diese Resultate hat Gerhartz unter teilweiscr Verwendung meiner früheren 

 Versuchsresultate im allgemeinen bestätigt. 



4) W. H. Julius, Über eine Vorrichtung, um Messinstrumente gegen die 

 Erschütterungen des Bodens zu schützen. Wiederaann's Annalen der Physik 

 n-1.56. S. 151. 1895. 



