Die Lage der Herztöne im Elektrokardiogramme. 599 



solche Stellung, dass der Schwerpunkt des ganzen Systemes in die 

 Aufhängungsebene fällt. Die Stahldrähte sind etwa 4 m lang und 

 mit ihren oberen Enden an einer festen Konsole befestigt, welche 

 unter der Zimmerdecke in einer Ecke der Zimmerwände angeschraubt 

 ist. Drei von der Peripherie der Holzscheibe nach abwärts reichende 

 Stäbe sind mit grossen, lockeren Wattebäuschen armiert und tauchen 

 in untergestellte, mit einer Mischung aus Glycerin und Wasser ge- 

 füllte Glasgefässe, ohne die Wand oder den Boden derselben zu be- 

 rühren. 



Die Erschütterungsfreiheit des Mikrophons ist befriedigend, 

 leider aber nicht vollkommen. Das liegt an dem Umstände, dass 

 die ganze Lokalität, welche aus äusseren Gründen für die Auf- 

 stellung gewählt werden musste, dazu nicht sehr geeignet ist. Denn 

 dieser Teil des Gebäudes ist Erschütterungen aus verschiedenen 

 Ursachen besonders stark ausgesetzt. 



Das Mikrophon ist ein Kugelmikrophon von F. Reiner in 

 München (von Edelmann bezogen). Es besitzt zur Öffnung der 

 zuleitenden Luftwege ein Ansatzrohr, welches einen in der Länge 

 verstellbaren Schlitz aufweist. 



Die Zuleitung der Herztöne zu dem Mikrophone erfolgt durch 

 Kautschukschläuche von etwa ^U m Länge und erheblichem Quer- 

 schnitte. In der Mitte der Schlauchleitung befindet sich ein gläsernes 

 Zwischenstück, welches von einer in der Mauer eingelassenen dicken 

 Eisenstange getragen wird. Leichtes Hin- und Herbewegen des 

 freien Schlauchendes lässt das Mikrophon völlig in Ruhe. Die Ab- 

 nahme der Herztöne erfolgt bei Mensch und Tier mit gewöhnlichen 

 am Rande gut abgeschliffenen Glastrichtern, welche in ein Stativ ge- 

 fasst auf die Brustwand aufgepresst werden. Beim Menschen hat 

 sieh mir auch folgendes Verfahren gut bewährt. Der Glastrichter 

 wird durch die zentrale Öffnung einer nicht zu schweren Scheibe 

 aus Blei hindurchgesteckt und mittels einer langen Schnur an dem 

 Arme eines hohen Statives befestigt. Sodann wird der Stativarm 

 so lange gesenkt, bis der Trichterrand an der gewünschten Stelle 

 aufliegt, an welche er durch das Gewicht gut angepresst wird. Eine 

 solche Vorrichtung bringt den erheblichen Vorteil mit sich, einer- 

 seits den Bewegungen der Brustwand bei der Atmung gut zu folgen, 

 andererseits auch bei Rückenlage des zu Untersuchenden an ab- 

 hängigen Partien der Brustwand gut anzuliegen. Bei der Aufnahme 

 der menschlichen Herztöne hat sich mir ein Durchmesser des Trichters 



Pflüger' s ArcMv für Physiologie. Bd. 133. od 



