600 R- H. Kahn: 



von 5 cm am besten bewährt, bei Versuchen am Hunde von 3 cm 

 und weniger. 



Weiss^) gibt an, dass der von ihm zur Aufnahme der Herz- 

 töne verwendete' Trichter einen Durchmesser von 120 mm gehabt 

 habe. Das wäre ein Trichter von einer Grösse, deren Brauchbarkeit 

 ich mir nicht vorstellen kann. Indessen stimmen alle bei Weiss 

 auf S. 350 angegebenen Maasse mit den Verhältnissen seiner Fig. 4 

 nicht iiberein. Entweder die Maasse sind falsch angegeben, oder die 

 Figur ist falsch. 



Die Weiterleitung zum Mikrophon erfolgt nun, wie schon er- 

 wähnt, durch Gummischlauch. Das Leitungssystem muss zur Ver- 

 meidung jeglicher Druckdifferenzen im Innern desselben, wie schon 

 Einthoven betont hat, offen sein. Dazu genügt der an dem er- 

 wähnten Mikrophone befindliche Längsschlitz der Zuleitungsröhre 

 auch bei grösster Öffnung desselben für die Registrierung der 

 Spitzentöne nicht. Vielmehr empfiehlt es sich, durch Einschaltung 

 eines ^T-Stückes auch den Schlauch seitlich zu öffnen. In meinen 

 Versuchen befand sich an dem Schlauche zwischen dem Mikrophone 

 und der oben erwähnten fixierten Stelle der Schlauchleitung ein 

 seitliches kurzes Ansatzrohr von gleichem Durchmesser wie diese 

 selbst, welches offen gehalten wurde. 



Zur Transformierung der Schwankungen der Mikrophonströrae 

 dient mir völlig ausreichend ein kleines Schlitteninduktorium ohne 

 Eisenkern. Ich halte die Verwendung eines solchen für viel zweck- 

 mässiger als die des kleinen für diesen Zweck von Edelmann an- 

 gebotenen Transformators mit unveränderlichen Spulen, weil man in 

 der Möglichkeit, den Rollenabstand zu variieren , ein willkommenes 

 einfaches Mittel besitzt, die Grösse der Ausschläge der Galvanometer- 

 saite nach Belieben zu regulieren, ohne an den sonstigen Versuchs- 

 bedingungen etwas zu ändern. Als Mikrophonstrom diente der Strom 

 einer Akkumulatorzelle, welcher dem Mikrophone und der I. Spule 

 des Induktoriums durch Schliessung eines Schlüssels zugeleitet wurde, 

 während die Verbindung zwischen der IL Spule und der Galvano- 

 metersaite durch einen Vorreibersehlüssel kurz geschlossen war. 

 Diese letztere Anordnung ist dringend zu empfehlen, weil bei 



1) 0. Weiss und G. Joachim, Registrierung und Reproduktion mensch- 

 licher Herztöne und Herzgeräusche. Pf lüg er 's Arch. Bd. 123 S. 341. 1908. 

 Siehe auch: Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 98 S. 513. 1910. 



