Die Lage der Herztöne im Elektrokardiogramme. 601 



Schliessung des Mikrophonstromes ein so starker Induktionssehlag 

 die Saite trifft, dass dieselbe regelmässig beschädigt wird. 



Was die Anordnung des Galvanometers und Kegistrierapparates 

 in unserem Falle betrifft , so verweise ich auf meine ^) früheren 

 Arbeiten über das Elektrokardiogramm. Auch die beschriebene An- 

 ordnung zur Registrierung der Herztöne ist in dem neben dem 

 Galvanometerzimmer gelegenen Räume angebracht; die Zuleitung 

 von der IL Spule ist durch die Wand geführt. 



Bei Verwendung einer dünnen versilberten Quarzsaite im 

 Galvanometer, wie sie auch zur Darstellung des Elektrokardiogrammes 

 dient, erzielt man ganz befriedigende Resultate, namentlich wenn es, 

 wie in unserem Falle, auf getreue Wiedergabe der Schwingungszahlen, 

 (welcher wohl noch andere in der ganzen Methodik liegende Um- 

 stände im Wege sein dürften), nicht ankommt. Nur ist es nötig, 

 die Seite stark zu spannen. In unseren Versuchen hat dieselbe bei 

 einem Ausschlage von 5 mm = 1 Millivolt eine Einstellungszeit von 

 etwa 0,01 Sek. 



Ich gehe nun dazu über, einiges aus den gewonnenen Resultaten 

 vorzuführen. Die Registrierung der Spitzentöne des Menschen mit 

 der beschriebenen Einrichtung führt zu Kurven, von denen Fig. 1 

 auf Taf. XVII ein Beispiel gibt^). Man sieht hier Spitzentöne und 

 Karotispuls eines 20 jährigen, gesunden Menschen verzeichnet. Die 

 Bewegungsgeschwindigkeit der Schreibfläche, welche durch eine 

 Stimmgabel (deren Spurlinie der Raumersparnis halber weggelassen 

 wurde) mit hundert Schwingungen in der Sekunde kontrolliert wurde, 

 war so geregelt, dass die Seite eines kleinen Quadrates im Mittel 

 eine Zeit von 0,047 Sek. bedeutet, so dass die senkrechten starken 

 Linien um etwa 0,235 Sek. voneinander abstehen. Man erkennt die 

 Herztöne als je eine Anzahl rasch verlaufender Saitenschv/ingungen 

 von verschiedener Höhe. Der erste ist von dem zweiten Tone sehr 

 gut zu unterscheiden; Schwingungszahl und Dauer beider ist ver- 

 schieden. Da aus den oben angedeuteten Gründen bezüglich der 

 korrekten Wiedergabe der Schwingungszahlen berechtigte Zweifel 

 nicht zu unterdrücken sind, sehen wir, zumal es für unseren Gegen- 

 stand nicht von Belang ist, von der genauen Auszählung derselben 



1) R. H, Kahn, a. a. 0. und Beiträge zur Kenntnis des Elektrokardio- 

 grammes. Pflüger's Arch. Bd. 126 S. 197. 1909. 



2) Originalabzüge von meinen Negativen stehen auf Wunsch zur Verfügung. 



39* 



