über die Beeinflussung des Blutdruckes iu den Kapillaren der Haut etc. 59 



ringer sehen kann. Durch Einpressen von Luft mittels der Gebläse 

 «1 und % lässt sich der Luftdruck über beiden Fingern beliebig er- 

 höhen. Der eine Finger dient dabei als Vergleichsobjekt, während 

 über dem anderen der Druck so lange erhöht wird, bis sich die Haut 

 gerade zu verfärben beginnt. Da die beiden zu vergleichenden Haut- 

 flächen nicht unmittelbar nebeneinanderliegen, so werden sie durch 

 zwei Fresnel'sche Prismen, die in den Teil c des Apparates ein- 

 gebaut sind, einander scheinbar genähert. Für gute Beleuchtung 

 der sichtbaren Fingerflächen sorgt ein an der hinteren Seite des 

 Apparates angebrachter Spiegel f. Der Druck über dem untersuchten 

 Finger wird an dem Manometer g abgelesen. 



Der ganze obere Teil des Apparates, c und f7, welcher die optische 

 Einrichtung enthält, lässt sich mitsamt dem Gestell e, auf welchem 

 er aufgebaut ist, und dem Beleuchtungsspiegel f von den Kästchen, 

 die zur Kompression der Haut dienen, abnehmen. 



Es empfiehlt sich, die zu betrachtenden Hautpartien mit einer 

 Glycerinschicht zu überziehen, so dass der Zwischenraum zwischen 

 Goldschlägerhaut und Finger mit Glycerin angefüllt ist. Dadurch 

 legt sich die Goldschlägerhaut besser an, und die rötlichen, durch 

 die Fingerhaut gefärbten Flächen erscheinen gleichmässiger. Da die 

 Goldschlägerhaut immer ihre Struktur erkennen lässt und deshalb 

 die sichtbaren Teile der Haut nie als gleichmässige Flächen er- 

 scheinen, so versuchte ich die Kästchen mit durchsichtigem Gummi 

 zu überziehen, wie er von der Firma Fr. M. Daubitz in Rudow 

 bei Berlin geliefert wird. Leider erwies sich Gummi für diese 

 Zwecke als unbrauchbar, weil die Kästchen sich mit Gummiplatten 

 nicht luftdicht überziehen Hessen. Übrigens würde auch der gelbe 

 Farbton der letzteren die Beurteilung der Fingerfarbe sehr erschweren. 

 Ferner habe ich versucht, die Goldschlägerhaut durch Fischblase zu 

 ersetzen, doch bin ich davon bald wieder abgekommen, da sich die 

 Goldschlägerhaut viel besser anschmiegt und die Sichtbarkeit der zu 

 untersuchenden Hautpartien nur wenig beeinträchtigt. 



Zu -meinen ersten Untersuchungen benützte ich ein Quecksilber- 

 manometer. Es fiel mir aber bald auf, dass es schwer möglich ist, 

 die in Betracht kommenden Druckunterschiede mit Sicherheit an 

 einem Quecksilbermanometer abzulesen, denn es handelte sich bei 

 meinen Versuchen oft um die Ermittlung von sehr geringen Druck- 

 werten. Deshalb verwendete ich in der Hauptsache, wie dies auch 



