84 Erwin Goldmann: 



ZU beeinflussen war. Ferner berichtet Pick^), dass an Extremitäten^ 

 deren Vasomotoren durch vorherige Durchschneidung gelähmt waren^ 

 die Einwirkungen differenter Temperaturen deutlich zutage traten^ 



Bestimmung des Kapillardrucks während des Eintauchens. 



Der Ochrometer ist in der eingangs (S. 58) beschriebenen Form, 

 nicht dazu geeignet, Bestimmungen auszuführen, solange sich die Haut 

 unter Flüssigkeit befindet; deshalb musste ich mich auch darauf be- 

 schränken, die direkten Nachwirkungen von Temperatureinflüssen zu. 

 untersuchen. Um jedoch wenigstens einige Bestimmungen ausführen 

 zu können, solange die Haut dem warmen oder kalten Wasser aus- 

 gesetzt war, musste ein besonderes Verfahren angewendet werden. 

 Zur Kompression des Fingers benützte ich W^asserdruck, indem ich' 

 die Hand — es handelte sich um die rechte — in ein tiefes Gefäss- 

 tauchte, in welches so lange Wasser eingefüllt wurde, bis die ge- 

 wünschte Höhe des Wasserspiegels und somit des Druckes erreicht 

 war. Da ich auch wieder zwei Finger vergleichen wollte, einen, 

 der unter Druck stand, und einen anderen nicht gepressten, so waren, 

 zwei Gefässe nötig, für jede Hand ein besonderes, weil es sich in* 

 diesem Falle selbstverständlich nicht um die Benützung zweier Finger 

 derselben Hand handeln konnte. Die Gefässe erhielten die Form,, 

 wie sie im folgenden beschrieben ist (Fig. 24 S. 85). 



Der für die rechte Hand bestimmte Kasten ist in Fig. 24 dar- 

 gestellt. Er ist 27 cm hoch, 30 cm lang und 11 V2 cm breit und 

 besitzt an seiner vorderen Seite zur Aufnahme der Hand einen ent- 

 sprechend gebauten Ansatz hgfec, der aus zwei nebeneinander- 

 liegeuden Teilend, und B (Fig. 24 II) besteht. In den Teil A ist oben ein» 

 Glasfenster wasserdicht eingesetzt; er dient zur Aufnahme des Zeige- 

 fingers. Der Arm, in der Skizze durch eine punktierte Kontur an- 

 gedeutet, wird von oben hereingebracht. Die Höhe des Kastens von; 

 27 cm war nötig, um auch, wenn es sein musste, einen stärkeren 

 Druck auf die Hand ausüben zu können. Für die linke Hand, deren, 

 Zeigefinger nur zum Vergleich diente, war diese Höhe nicht not- 

 wendig; es kam nur darauf an, dass der ganze Finger sich unter 

 Wasser befand. Im übrigen war der für die linke Hand gebaute 

 Kasten, der in Fig. 25 abgebildet ist, dem schon beschriebenen gana 

 ähnlich. 



1) F. Pick, 1. c. S. 67. 



