gß Erwin Goldmann: 



dicht nebeneinander, so dass also die mit Glas bedeckten Vorsprünge 

 Ä und Ä' sich berührten, in denen der rechte bzw. linke Zeigefinger 

 lag. Die Daumen brachte ich unter die Hände und die noch übrigen 

 Finger in die breiteren vorderen Kästchen JB und B'. Nun wurde 

 von dem Beobachter so viel Wasser von einer bestimmten Tem- 

 peratur auf beiden Seiten eingegossen, dass die Zeigefinger gerade 

 bedeckt waren; bei unseren Versuchen stand dabei das Wasser 5V2 cm 

 über dem Boden der Kasten. Über Ä und Ä' wurde nun der ab- 

 nehmbare Teil des Ochrometers gebracht, der im wesentlichen aus dem 

 Tubus d, den Fresnel' sehen Prismen und dem das Ganze tragenden 

 Gestell besteht (s. S. 58). Beim Hindurchblicken durch den Tubus 

 sah man dann die beiden in den Kästchen A und Ä' liegenden 

 Finger unter den sie bedeckenden Gläsern, und zwar auch wieder 

 durch die Wirkung der Fresnel 'sehen Prismen dicht zusammen- 

 gerückt. Auch hier war ein Hin- und Herschieben der Hände nötig, 

 um solche Stellen zu finden, dass beide dem beobachtenden jiuge 

 erkennbaren Gesichtsfelder in der Farbe genau übereinstimmten. 

 War dies erledigt, so wurde unter ständiger Kontrole der Fingerfarbe 

 in den rechten Kasten langsam so viel Wasser nachgeschüttet, bis 

 sich ein eben merklicher Farbenunterschied feststellen liess. Die Tem- 

 peratur des nachgeschütteten Wassers war V2 — 1 ^ C. höher als die- 

 jenige, deren Einfluss untersucht werden sollte, weil bei dieser Mani- 

 pulation immer viel Wärme verloren ging. Nach dem ersten Er- 

 blassen des rechten Fingers wurde die Höhe der Wasserschicht über 

 dem Fingerrücken in der Glasröhre W abgelesen. 



Das Unangenehme bei dieser Methode ist, dass man sitzend den 

 rechten Arm nicht in das hohe Gefäss bringt. Die Untersuchungen 

 mussten also im Gegensatz zu meinen früheren Bestimmungen in 

 halbstehender Haltung ausgeführt werden, und der untersuchte Finger 

 lag deshalb etwas tiefer unter der Herzhöhe. Die Ergebnisse sind 

 in folgender Tabelle (S. 87) enthalten. In der letzten Kolumne sind die 

 Werte, welche ich bei meinen vorhergehenden Versuchen für die 

 entsprechenden Temperaturen erhalten hatte, zum Vergleich an- 

 geführt. 



Vergleicht man die beiden letzten Kolumnen der Tabelle, dann 

 erkennt man, dass für alle Temperaturen die jetzt gefundenen Werte 

 um 15 — 20 mm Wasser höher sind als die früher mit dem Ochro- 

 meter bestimmten. Dieser Unterschied ist relativ klein im Ver^ 

 hältnis zu der grossen Verschiedenheit der Untersuchung und erklärt 



