Ein prakt. Volumenometer für physiologische und klinische Zwecke etc. 429 



eingebracht. Durch Verschiebung des Quecksilberstandes verkleinert 

 man den Hohlraum um p ccm auf V—p ccm. Hierdurch steigt der 

 ursprüngliche Druck J5o der eingeschlossenen Luft auf B^, dann 

 ergibt sich für X aus dem B oy le- Mar iotte' sehen Gesetz: 



Diese Formel scheint mir zu umständlich zur jedesmaligen Aus- 

 rechnung; sie erfordert genaue Barometerablesung vor und nach jeder 

 Messung. Deshalb gehe ich so vor: 



Das Volumenometer besteht aus einem luftdicht verschliessbaren 



Kasten Fmit einem daran angebrachten empfindlichen Manometer (s. u.). 



Der Innenraum kann verkleinert werden durch Einfliessenlassen einer 



messbaren Menge Quecksilbers oder einer anderen Flüssigkeit. Man 



bestimmt nun zunächst die Menge pi an Flüssigkeit, die einfliessen 



muss, damit der Druck im leeren Apparat auf einen bestimmten, 



beliebig wählbaren (s. u.) Druck ansteigt. Nach Einbringen des zu 



messenden Körpers X ist nun eine geringere Menge (s. Prinzip des 



Volumenometers) Flüssigkeit (1)1—^2) erforderlich, um den Druck 



wieder auf dieselbe Höhe zu treiben. Für X ergibt sich dann eine 



sehr einfache Gleichung: 



Y 



X = " (Pl—P2)- 



V 

 In dieser Gleichung kann ich den Bruch — zur weiteren Er- 



Pi 



leichterung und Beschleunigung der Rechnung möglichst einfach 

 machen, z. B. zu einer geraden Zahl, 10, 100, da ich jaj?i beliebig 

 wählen kann. 



Wie man sieht, fällt eine Barometermessung völlig fort; man 

 muss nur imstande sein, am Manometer den Stand ablesen zu 

 können, der durch die erste Messung, durch die Einführung von 

 Pi-ccm Quecksilber bewirkt wurde. 



Kann man nach jeder Messung die ursprünglichen Bedingungen 

 wieder herstellen, kann man also die Temperatur des Behälters 

 gleich halten und durch Ablassen der eingeführten Messflüssigkeit 

 das ursprüngliche Volumen V wieder herstellen, so können beliebig 

 viele Messungen rasch hintereinander ausgeführt werden: nach Ein- 

 bringung des Untersuchungggegenstandes in den Apparat lässt man 

 so viel Flüssigkeit einlaufen, bis das Manometer den nötigen Druck 

 anzeigt. Die Differenz pi — p^ lässt sich ohne weiteres an dem 



28** 



