430 Willi Lange: 



Flüssigkeitsrohr ablesen. Man multipliziert sie mit der stets gleich- 



V 

 bleibenden Zahl , die durch den Bruch -j gegeben ist , und hat 



1^ 



damit das gesuchte Volumen. Die Methode unterscheidet sich von 

 der der Wasserverdrängung, wie wohl nicht weiter ausgeführt zu 

 werden braucht, dadurch, dass sie gar keine Belästigung des 

 Patienten darstellt, dass sie an Kranken, an Kindern und auch an 

 Tieren angewendet werden kann. Der Druck im Apparat kann, da 

 Manometer ja sehr empfindlich gemacht werden können, so gering 

 genommen werden, dass er als irgendwie störend nicht in Betracht 

 kommt. Der Vorzug des Verfahrens besteht einmal darin, dass das 

 ganze Körpervolumen bestimmt wird, d. h. mit Einschluss des Kopfes. 

 Andererseits wird auch nur das Volumen der festen Körper- 

 teile berechnet, also mit Ausschluss der Lungen, 

 vorausgesetzt, dass nur der Luftraum der Lunge in freier Verbindung 

 mit dem Luftraum des Apparates steht. Diese Unabhängigkeit 

 von der Lungenluft kommt besonders vorteilhaft auch dadurch zur 

 Geltung, dass man keinerlei Rücksicht auf die Atmung zu nehmen 

 braucht. Die Patienten oder Tiere können ruhig atmen; es treten 

 hierdurch keine Veränderungen in ihrem Körpervolumen für die 

 Messung ein wie bei der Volumenbestimmung mittels der Methode 

 der Wasserverdrängung. Dieser Vorzug des Verfahrens gründet 

 sich auf die Tatsache, dass in einem festen Hohlraum (Kasten), in 

 dem ein Mensch oder Tier eingeschlossen ist, durch die Atmung die 

 Summe Lungenluft und Kastenluft nicht verändert wird. Zwar wird 

 z. B. durch die Einatmung aus dem den Körper umgebenden Raum 

 Luft in die Lunge aufgenommen, die sich dadurch vergrössert ; um 

 denselben Betrag aber verkleinert sich zugleich der Kastenraum in- 

 folge der Ausdehnung des Thorax und des Leibes. Dementsprechend 

 beobachtet man bei langsamer, ruhiger Atmung auch keinerlei Druck- 

 schwankungen im Kasten. Sie treten nur auf bei sehr rascher 

 Atmung, Dyspnoe. Bei solchen Zuständen kann es vorkommen, 

 dass der zur Messung im Apparat erzeugte Druck sich nicht gleich- 

 massig auch auf die Lungenluft fortpflanzt. Die dadurch bedingten 

 Fehler sind allerdings nicht gross; sie könnten ganz vermieden 

 werden, wenn man die Luft im Apparat mit Sauerstoff mischt. Da- 

 durch vermag man bei Tieren leicht, aber auch dyspnöischen Kranken, 

 auf eine für die Messung genügend lange Zeit ruhige Atmung zu 

 erzwingen. Nur muss man sehr darauf achten, dass während der 



