Ein prakt. Volumenometer für physiologische und klinische Zwecke etc. 431 



Messung wirklich die Lungenluft in freier Verbindung mit der 

 Apparatluft steht. Ist dies nicht der Fall , so erhält man nicht das 

 Volumen der festen Körperbestandteile allein, sondern es ist ver- 

 mehrt um das augenblickliche Lungenvolumen. 



Aus diesen letzten Überlegungen geht wohl ohne weiteres 

 hervor, dass der Apparat uns auch ein Mittel in die Hand gibt, um 

 das Lungenvolumen am Lebenden zu bestimmen. Man braucht nur 

 eine Messung bei freien und eine bei abgeschlossenen Luftwegen 

 vorzunehmen und das Ergebnis der ersten von dem der zweiten ab- 

 zuziehen , um so das Lungenvolumen bei der gegebenen Atem- 

 stellung zu erhalten. Geht man hierbei aus von der höchsten 

 Inspirationsstellung, so ergibt die Messung das Gesamtvolumen der 

 Lunge, bei tiefster Exspiration die Menge der Residualluft. 



Bekanntlich ist das Prinzip des Volumenometers schon oft ange- 

 wendet worden zur Bestimmung der Residualluft, am besten in der Form 

 des Pf lüg er 'sehen Lungenvolumenometers. Zweekmässigerweise wird 

 hierbei indessen das Lungenvolumen nicht, wie eben angegeben, in- 

 direkt aus dem Unterschied (Körpervolumen -}- Lungenvolumen) — 

 Körpervolumen berechnet, sondern direkt durch Erzeugung von 

 Druckunterschieden in der Lunge. Es wird an der Lunge gesaugt; 

 aus der dadurch bedingten Ausdehnung der Lungenluft und der 

 Druckverminderung berechnet sich das Volumen leicht. 



Es scheint mir angebracht, die von mir oben angegebene An- 

 wendung des Volumenometerprinzips auch direkt zur Residualluft- 

 messung zu benutzen. Als Volumenometer dient ein kleines Glasgefäss 

 vom Inhalt F, mit Manometer, einem Rohr, durch das Quecksilber ein- 

 gelassen werden kann, und einem Rohr, das mit dem Mund in Ver- 

 bindung gebracht wird. Wird in dem abgeschlossenen Apparat durch 

 Einfliessenlassen von pi ccm Quecksilber die Luft auf einen be- 

 stimmten Druck gebracht, so ist nach Verbindung mit dem Lungen- 

 raum eine viel grössere Menge pa erforderlich zur Erzielung des- 

 selben Druckes. Das Lungenvolumen L ergibt sich aus der Gleichung : 



V 

 Auch in dieser Formel lässt sich — beliebig wählen und damit 



Pi 



ein denkbar einfachstes Arbeiten erzielen. Barometermessungen 

 fallen fort; der notwendige Messungsdruck kann so gering gehalten 

 werden, dass er in keiner Weise störend wirkt. Es können rasch 



