über den zeitl. Verlauf der Wärmebildung bei der Kontraktion etc. 527 



holung dieser Versuche dürfte die photographische Markierung jeden- 

 falls vorzuziehen sein. 



Als Thermosäule verwendeten wir fast ausschliesslich die 

 Heidenhain 'sehe Säule aus 15 Wismut -Antimon -Elementen, 

 welche bei weitem empfindlicher ist als die späteren nach Fi ck und 

 anderen konstruierten Säulen aus Eisen - Konstantan ^). Allerdings 

 besitzt sie gegen die dünneren Eisen-Konstantandrähte eine grössere 

 Wärmekapazität, indes ist dieser Umstand nach der noch an- 

 zuführenden Eichung und Berechnung über die Wärmeleitung nicht 

 von Belang. Die Anlegung der Säule, deren Stirnfläche 11 mm lang 

 und 5 mm breit ist, geschah so, dass die Fläche mit ihrer Längs- 

 richtung unmittelbar unter der oberen Bügelelektrode derselben 

 parallel dem Magenring dicht anlag, wie Fig. 2 zeigt. Bei der 

 Kontraktion, bei welcher sich die untere Bügelelektrode hob, konnte 

 also eine merkliche Verschiebung der Säule nicht eintreten. Die- 

 selbe konnte daher ohne das bewegliche Gestell (nach Heiden- 

 hain für den M. gastroc), durch die dickeren übersponnenen 

 Leitungsdrähte gegen den Magenring leicht federnd angedrückt, in 

 der Versuchskammer gut angebracht werden. Schlechte Anlagerung 

 der Säule verriet sich bald durch vorzeitige Abkühlung bei der 

 Kontraktion. Versuche mit den plattenförmigen Eisenkonstantan- 

 säulen (nach F i c k), welche in den Magenring eingeschoben wurden, 

 zeigten keine sicheren Resultate, oft Abkühlungen statt Erwärmungen, 

 vermutlich weil bei der Zusammenziehung Luft in die Magenhöhle 

 eintrat. Auch hindern sie wegen ihrer ansehnlichen Breite die Zu- 

 sammenziehung. Über dem anderen Ende der Säule lag meist feuchte 

 Froschhaut. 



Die Versuchskammer bestand aus einem etwa 10 cm langen 

 und etwa 8 cm dicken Glaszylinder, welcher oben und unten mit 

 Korkplatten geschlossen war, durch welche Zuleitungsdrähte und 

 unten in der Mitte ein langes Glasrohr von etwa 1 cm Durchmesser 

 hindurch ging, durch welches ein langer dünner Drabt von der 

 unteren Bügelelektrode an den Hebel des Myographien hindurch- 

 geführt war (s. Fig. 2). In der oberen Korkplatte war die obere 

 Bügel elektrode befestigt. Diese Kammer wurde in einen grossen 

 Pappkasten eingesetzt, der zum Schutz gegen Wärmeeinwirkungen 



1) Bi— Sb = 100, Konstantan— Fe = 53 Mikrovolt auf P C. Temperatur- 

 differenz. Siehe Kohlrausch, Prakt. Physik 1896 S. 115. 



