588 EmilAbderhalden und F. W i 1 d e r m u t h : 



allmähliche Abnahme der Licbtempfindlichkeit zur Folge '). Um 

 diesem Nachteil zu begegnen, haben Elster und G eitel bei der 

 fertigen Zelle den nach der Reaktion etwa verbleibenden Wasser- 

 stoffgasrest durch Argon ersetzt. Dieses Verfahren hat sich bewährt. 

 Die Zellen sind jetzt in ihrer Lichtempfindlichkeit absolut konstant^). 

 Der in der Zelle herrschende Druck spielt bei ihrer Empfindlichkeit 

 ebenfalls eine Rolle. Er schwankt zwischen 1 und 0,25 mm Hg. 



Neben den durch die Elektroden bedingten Ausragungen fallen 

 an jeder Zelle noch zwei axial verlaufende, seitliche Ansätze SS auf. 

 Sie spielen bei der Herstellung der Zelle eine gewisse Rolle, werden 

 später zugeschmolzen und können — wie in unserer Anordnung — 

 vorteilhaft zur Befestigung der Zelle benützt werden. Ein um die 

 Elektrode Ä aufgeklebter Stanniolring n dient dazu, etwaige über- 

 kriechende Elektrizitätsmengen durch entsprechende Erdung un- 

 schädlich zu machen. 



Zu photometrischen Messungen wird die Zelle stets mit einem 

 beschleunigenden Potential aufgeladen. Dadurch wird die zwischen 

 dem Platinring und dem lichtempfindlichen Belag liegende Gasstrecke 

 ionisiert. Diese Ionisation übt auf die Bewegung der bei der 

 Bestrahlung des Metallbelages frei werdenden negativ geladenen 

 Elektronen eine beschleunigende und richtende Wirkung aus. Die- 

 selbe muss bei Messungen selbstverständlich konstant sein, da mit 

 zunehmendem Potential auch der photoelektrische Effekt wächst. 

 Bedingung dafür ist, dass das Hilfspotential selbst unveränderlich 

 gleich bleibt. Seine Höhe ist übrigens begrenzt. Sie richtet sich 

 nach der Zelle; 10 Volt unterhalb ihres Entladungspotentials ergibt 

 das Optimum des photoelektrischen Effekts. Ein solches lichtempfind- 

 liches System kann nun entweder in Verbindung mit einem empfind- 

 lichen Galvanometer — es handelt sich im Maximum um Ströme 

 von 4-10~*^ Ampere — oder aber in Schaltung mit einem Elektro- 

 meter zu photometrischen Messungen verwendet werden. Wir möchten 

 jedoch gleich hier bemerken, dass die galvanometrische Methode vor 

 der elektrometrischen den Vorzug verdient. Sie ist — wenn über- 

 haupt anwendbar — nicht nur exakter, sondern vor allem auch be- 



1) Elster und Geitel, Physikal. Zeitschr. Bd. 12. S. 609. 1911. — 

 Elster und Geitel, Wiedemann's Annalen Bd. 48. S. 625. 1893. — 

 H. Dember, Physikal. Zeitschr. Bd. 9 S. 189. 1908. 



2) Elster und Geitel, Physikal. Zeitschr. Bd. 12 S. 609. 1911. 



