Die Verwendung von Kaliumzellen zur obj. Vergleichung der Tontiefe etc. 589 



deutend empfindlicher und ihre Ablesung mit Spiegel und Skala 

 nicht umständlicher. Für alle die Fälle, in denen sie aus Gründen 

 einer zu geringen Empfindlichkeit wegfällt, bleibt die elektrometrische. 

 Bei dieser ist es von Bedeutung, ob man mit einem Einfaden- oder 

 Zweifad enelektrometer arbeitet. Das erstere ist, wenn man die Wahl 

 hat, entschieden vorzuziehen, einmal weil der Fadenausschlag pro- 

 portional der Intensität der Bestrahlung geht, zum anderen aber auch 

 deshalb, weil diese Form bei guter Ausführung ^) und zweckmässiger 

 Schaltung empfindlicher ist als die Zweifadeninstrumente. Wir haben 

 bei den vorliegenden kolorimetrischen Messungen, die sowohl auf 

 galvanometrischem wie auf elektrometrischem Wege ausgeführt 

 wurden, uns eines Wulf 'sehen Zweifadenelektrometers bedient. Ein 

 Einfadeninstrument stand uns leider nicht zur Verfügung. Die Pro- 

 portionalität fällt hier natürlich weg, da mit der zunehmenden Auf- 

 ladung der Fäden das Feld in der Zelle abnimmt. 



Die elektrometrische Methode. 



Apparatur : Als Messinstrument benützten wir, wie eben erwähnt, 

 ein Wulf'sches Elektrometer. Von der Verwendung eines Quadrant- 

 elektrometers, das wegen seiner Empfindlichkeit sich ohne weiteres 

 eignen würde, sahen wir aus praktischen Gründen ab. Die zu unseren 

 Messungen benützte hochempfindliche Zelle hatten wir von der Firma 

 Günther & Tegetmeyer unter Angabe des Zwecks, zu dem wir 

 sie verwenden wollten, bezogen. Letzteres empfiehlt sich deshalb, 

 weil die Zellen bis zu einem gewissen Grad in bezug auf Druck, 

 Auswahl des Metalls usw. der Art ihrer Verwendung angepasst 

 werden können. Unsere Zelle besass, da wir besondere Messungen 

 (z. B. im ultraroten Gebiet) nicht beabsichtigten, einen Kaliumbelag. 

 Das Glas der Zelle bestand aus dem für ultraviolette Strahlen 

 besonders durchlässigen Uviolglas. Um sie nach aussen gegen Licht- 

 einwirkungen zu schützen, bauten wir sie in ein zylindrisches Metall- 

 gehäuse (s. Fig. 2) von ca. 10 cm Durchmesser und 25 cm Höhe 

 lichtdicht ein. Dasselbe war aus Messing, innen dunkel gebeizt und 

 auf der einen Seite mit einem kreisrunden Fenster versehen. Die 

 Grundflächen liessen sich wie Deckel abnehmen. Der eine trug, um 



1) Günther & Tegetmeyer, Braunschweig, Goslarsche Strasse, liefern 

 ein sehr gutes Einfadenelektrometer nach Elster und G e i t e 1 , das sich speziell 

 für diese Messungen eignet. 



