Die Verwendung von Kaliumzellen zur obj. Vergleichung der Tontiefe etc. 591 



Akkumulatorenbatterie gespeist^ deren Spannung und Stromstärke 

 während des Versuchs durch Präzisionsinstrumente kontrolliert wurden. 

 Um über die Lage der Fäden und Stellung der Lampe zur Zelle 

 eine genaue Kontrolle zu haben, bauten wir sie ein und führten das 

 mit einer Mattscheibe abgedeckte, an einem Stativ befestigte Gehäuse 

 entlang einer Schiene. Auf diese Weise konnte bei unveränderter 

 Stellung der Fäden die Distanz jederzeit geändert und dabei zahlen- 

 mässig bestimmt werden. Um Intensitätsschwankungen durch das 

 allmähliche Einbrennen des Glühfadens aus dem Wege zu gehen, 

 schalteten wir bei unseren Messungen die Lampe niemals aus, sondern 

 deckten sie, wenn wir die Bestrahlung unterbrechen wollten, mit 



Bernstein Stift für die Stromzuleituns 



einem dicken, schwarzen Pappkarton ab. Aus demselben Grunde 

 warteten wir auch mit der ersten Ablesung ca. 20 Min. Solange 

 Zeit braucht es, bis der Metallfaden eingebrannt ist und gleichmässig 

 glüht. Als Stromquelle kam für die Lampe nur eine Akkumulatoren- 

 batterie in Betracht, da nur sie die unbedingt erforderliche Konstanz 

 von Spannung und Intensität gewährte. Auch diese gilt ja bekannt- 

 lich nur innerhalb gewisser Grenzen. Unmittelbar nach dem Auf- 

 laden der Zellen fällt die Spannung zunächst von 2,5 auf 2 Volt ab. 

 Dann bleibt sie praktisch längere Zeit konstant. Trotzdem empfiehlt 

 sich bei den vorliegenden Versuchen die Kontrolle von Stromstärke 

 und Spannung. 



Das für unser photoelektrisches System nötige Hilfspotential ent- 

 nahmen wir bei unseren ersten Versuchen dem städtischen Netz. 

 Die Spannung in demselben (Dreileitersystem) beträgt 220 Volt. Da 

 der Kaliumbelag der Zelle stets mit dem negativen Pol zu verbinden 

 ist, so hat man bei dieser Art der Anordnung darauf zu achten. 



