592 Emil Abderhalden und F. Wildermuth: 



dass der positive Pol Erdleiter wird. Die Stromentnahme erfolgte 

 im übrigen in der bekannten Weise: Wir schlössen den städtischen 

 Stromkreis mit einem Widerstand von 2000 Ohm (Stöpselrheostat) 

 kurz und griffen nun die für unsere Zelle passende Spannung ab. 

 Im Laufe der Untersuchungen bemerkten wir jedoch bald, dass die 

 im städtischen Netz stets vorhandenen Stromschw^ankimgen ein zuver- 

 lässiges und exaktes Arbeiten unmöglich machten. Das in den Kreis 

 gelegte Präzisionsvoltmeter ergab teilweise Differenzen von 1 — 2 Volt. 

 Die Schwankungen traten stossweise, manchmal in ganz kurzen 

 Intervallen auf. Sie waren speziell bei uns sehr häufig, da in 

 unserem Institute zwei grosse Zentrifugen im Betrieb sind. Das 

 Ein- und Ausschalten derselben verriet sich jedesmal durch einen 

 plötzlichen Spannungsabfall. Aus diesem Grunde gaben wir diese 

 an und für sich sehr bequeme Stromquelle auf und stellten uns eine 

 sogenannte Taschenlampenbatterie ^) zusammen. Wir benutzten 

 50 Stück davon, stellten die Batterieen in einem Kasten zusammen 

 und verlöteten die Messingstreifen (jeweils den Pluspol mit dem 

 Minuspol) von je fünf Stück zu einer Serie. Die Spannung derselben 

 betrug ca. 20 — 22 Volt pro Serie. Bei dieser Anordnung konnte 

 das abzunehmende Potential mit Einzelbatterien als Ergänzung für 

 unsere Zwecke genügend abgestuft werden. Eine derartige Batterie 

 hält, wenn sie kühl und trocken aufbewahrt wird, IV2— 2 Jahre. 

 Ihre Spannung ist — was speziell für diese photoelektrischen 

 Messungen wichtig ist — nach einem anfänglichen Rückgang später 

 praktisch konstant. 



Elektrometrische Schaltung. 



Schaltungsanordnung: Elektrometrische Messungen verlangen 

 besondere Sorgfalt. Der elektrostatische Schutz des gesamten Systems 

 muss peinlich durchgeführt werden. Gute Isolation der Leitungen 

 (Bernstein als Isolierungsmittel, eventuell Einbau in geerdete Metall- 

 rohre) und sorgfältige Erdung sind dabei unerlässliche Bedingungen. 

 Aus dem gleichen Grunde empfiehlt es sich , die lichtempfindliche 

 Zelle vor ihrem Einbau zunächst mit reinem destilliertem Wasser 

 abzuwaschen und hernach mit absolutem Alkohol zu trocknen. Vor 

 allem sind die Austrittsstellen der Elektroden so zu behandeln. Eine 

 zufällige Berührung dieser Stellen mit feuchten Händen beim Ein- 



1) Elster und Geitel, Physikal. Zeitschr. Bd. 13. S. 739. 1913. 



