Die Verwendung von Kaliumzellen zur obj. Vergleichung der Tontiefe etc. 593 



bau der Zelle macht jede genaue Messung illusorisch. Sehr wichtig 

 ist es auch, die Luft im Gehäuseinneren des Elektrometers resp. 

 der Zelle gut mit Natrium trocken zu halten. 



Die Schaltung ergibt sich aus der beigegebenen Skizze (Fig. 4). 

 B stellt die aus Taschenlampenelementen zusammengesetzte Batterie 

 vor. Ihr positiver Pol ist zur Erde abgeleitet, der negative mit 

 dem lichtempfindlichen Belag der Zelle Z verbunden. Zur Kontrolle 

 des angelegten Hilfspotentials — es handelte sich bei der von uns 



Fig. 41). 



gebrauchten Zelle um 120 Volt — dient das Voltmeter G. Vor der 

 Zelle liegt, um bei einer eventuell einsetzenden Glimmlichtentladung 2) 

 eine Schädigung derselben zu verhüten, der Widerstand W. Er be- 

 trägt ca. 6000 Ohm. S ist ein Schlüssel. Von der Anode A (Platin- 

 ring) dei lichtempfindlichen Zelle führt der Draht f zum Aufladestab i) 

 des Wulf -Elektrometers, derDraht^zu der veränderlichenKapazität C. 

 Das Gehäuse des Elektrometers ist ebenso wie das Gehäuse der 



1) In Fig. 4 ist beim Widerstand W versehentlich der Verbindungssteg an 

 der unrichtigen Stelle eingezeichnet. Er verbindet die entgegengesetzten Enden 

 der beiden Stöpselleisten. 



2) Elster und Geitel, Physikal. Zeitschr. Bd. 13. S. 468. 1913. 



