Die Verwendung von Kaliumzellen zur obj. Vergleichung der Tontiefe etc. 595 



bestimmten Skalenausschlag des Fadens bestimmt. Dies geschah 

 wiederholt. Die Lampe wurde, wie bereits oben betont, dabei nicht 

 ausgeschaltet, sondern die Bestrahlung der Zelle durch das Vorlegen 

 lies Kartons unterbrochen. Ergeben sich bei den Aufladezeiten 

 grössere Differenzen als 0,5 Sekunden im Mittel, so muss das System 

 nachgeprüft, eventuell auch die Stoppuhr mit einem anderen zu- 

 verlässigen Zeitmesser verglichen werden. Bei der Bestimmung der 

 Aufladezeit ist auf folgendes zu achten : die Zahl der Skalenteile, 

 die von dem anfangs schneller, später langsamer wandernden Faden 

 zu durchlaufen sind , kann natürlich beliebig gewählt werden. Es 

 empfiehlt sich, sie nicht zu klein zu nehmen, schon deshalb, weil 

 der Faden anfänglich sehr rasch vorwärts eilt und sich schlecht 

 beobachten lässt. Man kann nun die Aufladezeit nach Belieben 

 variieren und um ein Vielfaches ausdehnen, wenn man an die Anode 

 der Zelle eine (womöglich veränderliche) Kapazität legt (s. Fig. 3). 

 Der Faden bewegt sich bei passender Wahl derselben in bequem 

 ablesbarer Weise ziemlich gleichmässig voran. Die Beobachtung wird 

 dadurch wesentlich erleichtert. Die Aufladezeit über ein gewisses 

 Mass hinaus auszudehnen, bringt keinen Vorteil und verzögert die 

 Bestimmung. Wir stellten Zelle, Kapazität und Lichtquelle so zu- 

 einander ein, dass der Faden bei direkter Bestrahlung zur Durch- 

 wanderung von 20—25 Skalenteilen 30 — 40 Sek. brauchte. 



Ergibt sich so für die direkt bestrahlte Zelle eine konstante 

 Aufladezeit, so kann man an die eigentliche kolorimetrische Be- 

 stimmung gehen. Sie wird, wie folgt, vorgenommen: Die zu be- 

 stimmenden Farblösungen werden in passende, planparallele Ge- 

 fässe gefüllt. Letztere müssen selbstverständlich absolut rein sein. 

 Ihre Dimensionen sind oben gegeben und untereinander gleich. Die 

 eine Küvette enthält die zu untersuchende Lösung, die andere die 

 ihrer Konzentration nach genau bekannte Testlösung (der gleichen 

 Farbe). Man bringt nun eine der beiden, sorgfältig gereinigt, auf 

 die Schiene, dicht vor das Fenster des Gehäuses und sorgt dafür, 

 dass die Küvette mit der Lösung dieses nach allen Seiten vollständig 

 überragt. Nun wird die Zelle unter Wegnahme des Kartons der 

 Bestrahlung ausgesetzt, gleichzeitig die Stoppuhr betätigt und der Faden 

 des Elektrometers beobachtet. Selbstverständlich ist — man arbeitet 

 am besten in einem Dunkelraum — jedes Nebenlicht auszuschliessen. 

 Nach Verlauf einer bestimmten Zeit ist der betreffende Skalenteil, den 

 man der Bestimmung zugrunde legt, erreicht. Man stoppt die Uhr 



