Die Verwendung von Kaliumzellen zur obj. Vergleichung der Tontiefe etc. 599 



Licht zur Verfügung steht. Unsere Arbeiten boten in dieser Hin- 

 sicht keine Schwierigkeiten, Wir wählten im Interesse der allgemeinen 

 Anwendbarkeit der Methode eine 8-Volt-Osramlampe und reichten 

 damit vollkommen aus. Bei 1—2 cm Distanz und direkter Be- 

 strahlung der Zelle erhielten wir als Optimum mit dem nachge- 

 nannten Galvanometer einen Ausschlag von 104 Skalenteilen. 



Fig. 51). 



Apparatur: Für unsere galvanometrischen Messungen benützten 

 wir ein Spulengalvanometer (Depr6z-d'Arsonval) von Siemens & 

 Halske mit einer Empfindlichkeit von 8-10~^*' Ampöre. Die Ab- 

 lesung geschah in der üblichen Weise: objektiv mit Spiegel und 

 Skala (s. Fig. 5). Vor das Fenster des Galvanometers setzten wir 

 ein Brillenglas, eine Bikonvexlinse von 0,75 Dioptrien als abbildendes 

 System. Abgebildet wurde der Leuchtstab einer Nernstlampe. In 

 etwa 1,5 m Entfernung befand sich die Skala. Ausser dem Spulen- 

 galvanometer benötigten wir zur Entnahme des Hilfspotentials nur 

 noch unsere Taschenlampenbatterie und zwei einfache Widerstände von 

 ca. 4000 — 5000 Ohm und die Messinstrumente. Im übrigen unterschied 

 sich die Anordnung durch nichts von der bereits geschilderten. 



1) In der Fig. 5 sind bei den Widerständen Tr^ und W^ die Verbiudungs- 

 stege an der unrichtigen Stelle eingezeichnet. Sie gehören an das andere Ende 

 der Stöpselleisten. 



