()00 Emil Abderhalden und F. Wildermutb: 



Gralvanometrische Schaltimgsanordnung. 



Die galvanometrisehe Schaltungsanordnung ist speziell bei Ver- 

 wendung von Spulengalvanometern einfach und gegen äussere 

 Störungen im allgemeinen wenig empfindlieh. Für elektrostatische 

 Einflüsse gilt das allerdings nicht. Das System ist in dieser Be- 

 ziehung ausserordentlich labil. Wir hatten anfänglich nur unser 

 Galvanometer durch ein geerdetes Metallgehäuse gegen elektro- 

 statische Einflüsse geschützt. Bei unseren Ablesungen beobachteten 

 wir jedoch bald, dass dies offenbar nicht genügte. Unregelmässige 

 Schwankungen von 1 — 2 Skalenteilen bei sonst gleichen Bedingungen 

 störten die einzelnen Bestimmungen. Wir legten sie zunächst einer 

 unreinen Oberfläche der Zelle und den damit verbundenen Isolations- 

 verlusten zur Last. Eine gründliche Reinigung in der oben ange- 

 gebenen Weise änderte jedoch an diesem Phänomen so gut wie nichts. 

 Dies veranlasste uns, die Zelle samt Gehäuse durch einen ab- 

 geschlossenen, sorgfältig geerdeten Metallmantel zu schützen. Der 

 Erfolg war ein unmittelbarer. Die Schwankungen fielen, sofern nur 

 die übrigen Grössen konstant blieben, alsbald weg. Man kann sich 

 von der Schutzwirkung des Metallgehäuses sehr bequem dadurch 

 überzeugen , dass man in der üblichen Weise verschiedene Ab- 

 lesungen macht und dabei eine Person dicht an das Zellgehäuse 

 herantreten lässt. Hierauf wiederholt man die Ablesungen, nachdem 

 die betreffende Person sich entfernt hat. Ist der durch den Einbau 

 der Zelle angestrebte elektrostatische Schutz ausreichend, so darf sich 

 eine Differenz in den Werten der beiden Bestimmungen nicht ergeben. 



Diese grosse elektrostatische Empfindliclikeit des Systems erklärt 

 sich ohne weiteres, wenn man bedenkt, wieviel mal grösser der innere 

 Widerstand der Zelle gegenüber den äusseren Widerständen ist. 



Am vorteilhaftesten ist es, das ganze photoelektrische System 

 in der genannten Weise zu schützen, entweder durch Einbau der 

 gesamten Anordnung oder der einzelnen Teile. Aus ähnlichen 

 Überlegungen heraus verwendeten wir bei unseren späteren Be- 

 stimmungen statt isolierter Drähte für alle Zuleitungen blanke. 

 Dielektrische Nachwirkungen und die durch sie bedingten Störungen 

 fallen so weg. Die Schaltung geht aus der beigefügten Skizze 

 hervor: Der Pluspol der Batterie ist unter Zwischenschaltung des 

 Widerstandes Wi (4 — 5000 Ohm) mit der einen Klemme des Galvano- 

 meters Kl, der Minuspol unter Zwischenschaltung des Widerstandes 

 W2 mit dem lichtempfindlichen Belag der Zelle verbunden. Der 



