Die Verwendung von Kaliumzellen zur obj. Vergleichung der Tontiefe etc. 601 



Draht d verbindet die Klemme des Galvauometers Xg mit der Anode 

 (Platinring) der Photozelle. 



Gralyanometrische Messungen. 



Auch unsere galvanometrischen Messungen wurden im Dunkel- 

 raum ausgeführt. Zunächst wurde das ganze photoelektrische System 

 in der oben skizzierten Weise (Fig. 5) zusammengestellt und dann 

 bei direkter Bestrahlung der Zelle auf seine Konstanz geprüft. 

 Es versteht sich von selbst, dass auch hierbei die oben für das Be- 

 leuchtungssystem angeführten Faktoren berücksichtigt werden mussten. 

 Erst wenn der Lichtstreifen auf der Skala seine Lage unverändert 

 beibehielt, begannen wir mit den eigentlichen Messungen, indem wir 

 abwechselnd zunächst die Testlösung, dann die zu untersuchende 

 Lösung vor das Fenster der Zelle brachten und die korrespondierenden 

 Ablenkungen des Lichtstreifens registrierten. Die Ablesungen wurden 

 mehrmals wiederholt und aus ihnen das Mittel gezogen. War die Ton- 

 tiefe der zu untersuchenden Lösung heller als die der verwendeten 

 Testlösung, so war der Ausschlag ein entsprechend grösserer und 

 umgekehrt. Dabei ist uns ein Irrtum trotz der vielen Ablesungen, 

 die wir mittels dieser Methode machten, nur ganz selten unterlaufen. 

 Es ist eine Freude , zu beobachten , mit welcher Konstanz im je- 

 weiligen Fall der Lichtstreifen sieh immer wieder auf den korre- 

 spondierenden Skalenteil einstellt. Die Bestimmungen wurden 

 gemeinsam von zwei Personen ausgeführt. Dabei war in dem Dunkel- 

 raum die Anordnung getroffen, dass derjenige, der die Ablesung 

 machte, den anderen beim Austausch der Lösungen nicht sehen 

 konnte. Von Ablesung zu Ablesung verging eine Zeit von 20 bis 

 25 Sekunden. Der Wechsel der Küvetten vollzog sich geräuschlos 

 und so rasch, dass der Lichtstreifen sich nach einer vorübergehenden 

 Abweichung von höchstens zwei Skalenteilen nahezu aperiodisch ein- 

 stellte. Die Prüfung auf Konstanz des photoelektrischen Systems 

 nahmen wir bei zwei verschiedenen Abständen der Lichtquelle vor. 

 Die Konzentrationsänderungen der einen Lösung wurde ohne Wissen 

 und Kontrolle des Ablesenden so vorgenommen, dass mittels einer 

 neben der Gleitschiene aufgestellten Bürette tropfenweise Wasser 

 zugegeben wurde. Nach Zugabe des Verdünnungsmittels wurde mit 

 einem Glasstabe gemischt und die Lösung vor die Zelle geschoben. 

 Unter sukzessiver Steigerung der Tropfenzahl konnten wir auf diese 

 Weise in ganz objektiver Form die Grenzempfindlichkeit unseres 



Pflüger's Archiv für Physiologie. Bd. 159. 40 



