602 



Emil Abderhalden und F. Wildermuth: 



Systems feststellen. Sie lag für die betreffende Zelle und die au- 

 gewandten Farblösungen bei der Tropfenzahl zehn. Ganz dasselbe 

 Resultat erhielten wir mit einer zweiten, ebenfalls sehr licht- 

 empfindlichen Zelle. Wir geben im nachfolgenden die einzelnen 

 Werte wieder. Es handelt sich , wie bei unseren elektrometrischen 

 Messungen, um zwei Lösungen: eine Karminblaulösung (0,02:4000) 

 und eine Gentianaviolettlösung (0,02 : 2500), deren Farbenintensität 

 für das menschliche Auge bei objektiver Betrachtung absolut gleich 

 war. Ihre Konzentrationen unterschieden sich — und darin zeigt 

 sich die Überlegenheit der galvanometrischen Methode gegenüber 

 der elektrometrischen — nicht um 1 ccm, sondern um 0,5 ccm 

 Lösungsmittel. Sie verhalten sich wie 1 : 20 und 1 : 20,5, also eine 

 sehr geringe Differenz ! Die Unterscheidung dieser beiden Farbtöne 

 war uns und unseren Kollegen nicht mehr möglich. Sie lag jenseits 

 des dem menschlichen Auge gegebenen Vermögens, Farbenunter- 

 schiede wahrzunehmen. 



Der bei den vorliegenden Untersuchungen gefundene W^ert für 

 die Differenzempfindlichkeit unserer photoelektrischen Zelle gilt nur 

 im unmittelbaren Bereich der angegebenen Konzentration. Bei 

 konzentrierteren Farblösungen muss, im Einklang mit dem Webe r- 

 Fechner'schen Gesetz, das für eben merkliche Tonunterschiede die 

 prozentuale Abhängigkeit von Verdünnungsflüssigkeit und absoluter 

 Farbstoffmenge feststellt, eine entsprechend grössere Quantität 

 Wasser zugefügt werden, bis der Schwellenwert erreicht ist. Die 

 Differenzempfindlichkeit des photoelektrischen Systems nimmt also 

 bei konzentrierteren Farblösungen nur scheinbar ab. Eine praktische 

 Bedeutung kommt dieser ohne weiteres verständlichen Tatsache für 

 unsere Untersuchungen nicht zu. 



Ablesungen. 



1. Bestimmung der Konstanz desphotoelektrischen 

 Systems bei direkter Bestrahlung in ca. 9 cm Distanz 

 der Lichtquelle. 



Angelegtes 



Akkumulatorenbatterie 



Skala 



Nach 











Volt 



Volt 



Ampere 



Nullstellung 



Ausschlag 



Minuten 



117,0 



8,0 



0,820 



245,0 



263,2 







117,0 



8,0 



0,820 



— 



263,2 



1 



117,0 



8,0 



0,820 



— 



263,2 



2 



117,0 



8,0 



0,820 



— 



263,2 



3 



117,0 



8,0 



0,820 



— 



263,2 



4 



117,0 



8,0 



0,820 



245,0 



263,2 



5 



