442 Gustav Fritsch: 



üeber eine neue Modification des Riv et' sehen 

 Mikrotoms. 



Von 

 Prof. Gustav Fritsch 



in Berlin, 



Hierzu Tafel X. 



Jeder Forscher, der sich mit mikroskopischen Untersuchungen 

 beschäftigt hat, weiss, dass bei richtiger Behandlung der Ob- 

 jecte und geeigneten Messern eine geübte sichere Hand Schnitte 

 zu liefern vermag, welche den billiger Weise zu stellenden An- 

 forderungen genügen. Es kommt hinzu, dass häufig ein un- 

 vollkommenes, in anderen Beziehungen misslungenes Präparat 

 manche zweifelhafte Punkte, deren Feststellung vielleicht gerade 

 Zweck der ganzen Arbeit ist, besser zeigt als ein tadelloses 

 Präparat. Obgleich diese beiden Thatsachen zugegeben werden 

 müssen, so sehen wir doch stets von Neuem Instrumente auf- 

 tauchen, deren Zweck ist, die mechanische Arbeit des Schnei- 

 dens zu erleichtern und zu sichern. Es liegen bereits mehrere 

 solche Apparate vor, ohne dass sie jedoch in ausgedehnterer 

 Verwendung sind, was seinen Grund hat, nicht sowohl in der 

 Entbehrlichkeit derselben überhaupt, sondern in gewissen, den 

 Mikrotomen anhaftenden ünvollkommenheiten, oder im hohen 

 Preise, oder endlich in einem Gefühl der Beschämung, sich auf 

 ein Instrument zu verlassen, wo Andere aus freier Hand das 

 Gleiche leisten. 



Diese Gründe sind kaum zwingender Art, denn bei ge- 

 schickter Anwendung des Mikrotoms dürfte es sicher gelingen, 



