üeber eine neue Modification des Riv et' sehen Mikrotoms. 447 



Schlitten liegt, so lässt sich die Stellung der Schneide zum 

 Object nur in sehr engen Grenzen variiren. Ein Bedürfniss 

 dazu ist aber entschieden vorhanden, indem gewisse Objecte 

 eine quere, mehr hackende Stellung des Messers verlangen, 

 während andere, allerdings die meisten, sich bei steiler Führung 

 der Schneide leichter zerlegen lassen. Aber auch in dieser 

 Richtung giebt das Instrument nicht den nöthigen Spielraum, 

 weil die Klinge, sehr steil gestellt, das Object nicht mehr er- 

 reicht, bei querer Führung des Messers dagegen kommt 

 höchstens das unterste Viertel der Schneide zur Verwen- 

 dung, auch wenn die Construction des Messerstieles ein 

 Vor- und Zurückschieben des Messers unter der Klemmschraube 

 ermöglicht. 



Um diesen Uebelständen abzuhelfen und so die Anwendbar- 

 keit des Mikrotomes zu erhöhen, wii'd nun von mir folgende 

 Construction, die sich bereits im praktischen Gebrauch gut 

 bewährt hat, empfohlen: 



Die von Riv et gegebene Grundlage der ansteigenden und 

 horizontalen Schiene an senkrechter Platte mit Scala wird bei- 

 behalten. Diese Theile aber werden nicht nach Art der fran- 

 zösischen in Holz ausgeführt, sondern nach Vorgang von Leipzig') 

 in solidem Metall, da das Holz zu unbeständig ist. Die senk- 

 rechte Platte (d der Fig.) mit den seitlichen Schienen (6, c) 

 erhebt sich auf einer gleichfalls metallnen Basalj^latte (a), so 

 dass der ganze Apparat durch sein Gewicht auch ohne \veitere 

 Befestigung eine ruhige Lagerung findet. 



Die Klemmschraube für das Object ist gänzlich beseitigt. 

 Statt dessen gleitet auf der ansteigenden Schiene ein viereckiger 

 in starkem Metall ausgeführter Kasten (/), dessen Dimensionen 

 im vorliegenden Modell 6,5 Gm. bei 4 Cm. sind, die aber je 

 nach Bedürfniss beliebig gross gewählt werden 

 können. Auch lassen sich mehrere verschiedener Grösse für 

 denselben Apparat verwenden. Zur besseren seitlichen ünter- 



^) Der Inspector Leyser in Leipzig fertigt schon seit einigen 

 Jahren Rivet'sche Mikrotome in solidem Messingguss ausgeführt. 

 Ein solches liegt der hier beschriebenen Umarbeitung zu Grunde. 



