570 A. E Jendrässik: 



dem Fallmyographion schwieriger zu erfüllen sein mögen als 

 beim Pendelmyographion, so ist doch so viel sicher, dass eine 

 vollkommen hinreichende Ganggenauigkeit auch bei jenem er- 

 reichbar ist; die Treue der Bilder aber, die es unter dieser 

 Bedingung liefert, und die nur insofern etwas verzerrt sind, 

 als dies die Uebertragungsweise der Bewegung vom Muskel 

 auf den Zeichenhebel, keineswegs aber ein störendes Vorwärts- 

 schreiten der Zeichenfläche mit sich bringt , macht das Fall- 

 myographion wenigstens zu Untersuchungen, wie die hier vor- 

 liegenden, vor allen andern geeignet. Denn während bei diesem 

 Apparate die allenfalls nöthigen Correctionen an den Curven- 

 coordinaten, sobald man die Verhältnisse kennt, unter welchen 

 der Muskel seine Bewegung auf den Zeichenhebel überträgt, 

 leicht ausführbar sind, werden dieselben viel complicirter beim 

 Pendelmyographion, weil bei diesem auf die Gestaltung 

 der Curve ausser der Zeichenvorrichtung wesentlich noch die 

 im Verlaufe der Schwingung sich fortändernde Geschwindigkeit 

 der Zeichenfläche einfliesst. Rotirende Myographien aber 

 eignen sich, auch abgesehen von den bereits von maassgebender 

 Seite hervorgehobenen Uebelständen , desshalb nicht, weil ein 

 noch so gelungener Abklatsch eines Myogrammes jene bequeme, 

 sichere und leichte Ausführung der Coordinatenmessung nicht 

 zulässt, wie eine in einen passenden Messrahmen einschiebbare 

 Glasplatte, auf welcher das Myogramm bei Beleuchtung mit 

 durchfallendem Lichte unter dem Mikroskop der Messung un- 

 mittelbar kann unterzogen werden. 



Auch das Myographien von Hrn. Marey ist, sofern es 

 als Schreibfläche eine rotirende Trommel benützt, mit den all- 

 gemeinen Uebelständen der rotirenden Myographien behaftet, 

 und seine, wegen zu kleiner Geschwindigkeit der Rotation, zu 

 wenig entwickelten Myogramme erlauben an ihrem Abklatsch 

 um so schwieriger eine zureichend genaue Bestimmung der 

 Curvencoordinaten , je schwieriger es bei diesem Apparate ist, 

 die Abscissenlinie der Curve genau in der Fortsetzung der, 

 dem Curvenbeginn unmittelbar vorhergehenden, geraden Strecke 

 vor oder nach dem Myogramm zu führen. 



Sofern aber diesem Myographien in dem Baue seines 



