574 A. E. Jendrässik: 



gewiesen sind, die aber selbst wieder nur bei möglichst constant 

 verbleibender Geschwindigkeit der Zeichenfläche erhalten wer- 

 den kann. 



Das von mir bei diesen Versuchen gebrauchte Fallmyo - 

 graphion ist nach demselben Princip der Atwo od 'sehen 

 Fallmaschine ausgeführt, wie das zuerst von E. Harless 

 construirte'). Da ich von meinem Apparat bereits eine ausführ- 

 liche Beschreibung veröffentlicht habe^), anf welche ich mit 

 dem Wunsche hinweise, es möchte der billige Fachmann beur- 

 theilen, inwiefern ein wieder hervorgesuchter Apparat auch 

 ein brauchbarer geworden ist, beschränke ich mich hier blos 

 auf eine gedrängte Skizze der wesentlichen Einrichtung meines 

 Apparates. 



Als Schreib fläche dienen Platten von 24 Cm. Länge 

 und 5 Cm. Breite, aus circa 3*5 Mm. starkem Spiegelglas, deren 

 beide Endränder schräg abgeschliffen sind. Jede Platte ist 

 genau abgewogen und numerirt. Zu jeder gehört ein mit 

 feinem Schrot entsprechend gefülltes Glasröhrchen, welches das 

 Gewicht der betreffenden Glastafel zu dem Allen gemeinsamen 

 Normalgewicht ergänzt. So können diese Platten mit dem 

 zugehörigen Röhrchen gegen einander vertauscht werden, indem 

 sie sich auf leichte Weise in einem Gestell vertical befestigen 

 lassen, welches auf der breiten, vertical aufgestellten, einzigen 

 Führungsschiene des Apparates mit vier Rollen läuft. Ich 

 hatte die Axenlager dieser Rollen möglichst genau einstellbar 

 gemacht, so dass das Rollengestell ohne störende Reibung auf 

 den Kanten der Führungsschiene beweglich war. Selbst bei 

 dem geringen Spielraum jedoch, der zwischen den Rollen und 

 den Schienenkanten gelassen werden musste, behielten die, bei 

 ruhendem Zeichenstift, nach einander in derselben Einstellung 

 gezogenen Abscissenlinien , nicht so vollkommen dieselbe Spur 

 inne, dass daraus bei der sonst möglichen scharfen Beobach- 

 tungsweise nicht Schwierigkeiten in der Erkennung des An- 



1) Abhandlungen d. k. Bayrischen Akademie der Wissenschaften. 

 II. Gl. Bd. IX. Abth. II. München 1862. S. 361. 



2) Carl 's Repertorium für Experimental-Physik und physikalische 

 Technik. Bd. IX. Heft V. S. 313 mit Tafel XXIII— XXV. 



