Erster Beitrag zur Analyse der Zuckungswelle u. s. w. 583 



die stromunterbrechende Vorrichtung aus, so dass der auf den 

 Muskel einwirkende Oeffuungsinductionsschlag stets auf einer 

 unveränderlich verbleibenden Höhe der Schreibfläche erfolgt; 

 darum kann auch der Moment desselben gleich auf einmal für 

 alle auf derselben Platte aufgezeichneten Zuckungscurven durch 

 einen Strich bezeichnet werden, den man durch den ruhenden 

 Zeichenstift ziehen lässt, indem man die Zeichenvorrichtung in 

 horizontaler Ebene parallel der Zeichenfläche verschiebt, wäh- 

 rend letztere auf der Höhe erhalten wird, auf welcher die 

 Unterbrechung des primären Stromes bewerkstelligt wird. In- 

 dem man nach der ersten Zuckung die Zeichenvorrichtung 

 sammt Muskelhalter hinreichend weit von der erstgezeichneten 

 Curve seitlich verschiebt, kann man in der eben angegebenen 

 Weise die erforderlichen wenigen Manipulationen in kürzester 

 Zeit ausführen und so nacheinander mehrere Zuckungscurven 

 auf derselben Platte aufzeichnen lassen. Und nachdem diese 

 für keine weiteren Curven mehr Platz gewährt, löst man sie 

 sammt ihrem Ergänzungsröhrchen aus dem Rollengestell aus 

 und setzt an ihre Stelle eine andere Platte mit dem zugehörigen 

 Röhrchen ein. 



So ist es möglich bei einer grösseren Anzahl von Platten, 

 (ich habe deren 19) eine grose Anzahl von Versuchen mit dem- 

 selben Muskel anzustellen, ohne dass man bemüssigt wäre, die- 

 selben wegen an den Curven vorzunehmender Messungen zu 

 unterbrechen. Denn man kann die beschriebenen Platten in 

 einem passend eingerichteten Kistchen aufbewahren , um bei 

 gegebener Müsse die Messungen nachträglich vorzunehmen. 

 Die mit Berücksichtigung der Nummer der Platten geführten 

 Versuchsprotokolle geben dann Aufschluss über die Versuchs- 

 verhältnisse, unter welchen die betreffende Zuckungscurve ge- 

 zeichnet wurde. 



Die Messung der Coordinaten der Zuckungscurve 

 wird in der Art ausgeführt, dass die Platte an ihren zwei Enden 

 in einem Rahmen befestigt wird, der mit einer Maassschiene 

 versehen ist, auf welcher der dieselbe hülsenartig umfassende 

 Nonius verschiebbar ist. Vom letzteren geht unter einem 

 rechten Winkel zur Maassschiene ein, gegen die eine Kante pri8- 



