\Q Rudolf Höber: 



fordert. Gegen das erste Übel konnte auch jetzt noch mangels der 

 geeigneten Apparate keine Abhilfe geschaffen werden. Dagegen 

 kann ich jetzt über erfolgreiche Versuche, die Messmethode für kleine 

 Zellmengen umzuarbeiten, berichten. Dieser Fortschritt ermöglichte 

 es dann auch, die Messung der inneren Leitfähigkeit auf die Muskeln 

 auszudehnen. 



Die Messung der inneren Leitfähigkeit kleiner Mengen von Zellen. 



I. Bei den bisherigen Messungen füllte die Zellsuspension den 

 Innenraum einer Glasschale aus, welche in die Hauptselbstinduktion 

 des Schwingungskreises hineinpasste (s. 1. c. Fig. 10 S. 204). Um 

 die Empfindlichkeit gegen Dämpfung durch Änderungen in der 

 Selbstinduktion möglichst zu steigern, wurde die letztere ziemlich 

 gross genommen (s. S. 202) ; dadurch wurde aber auch ein ziemlich 

 grosses Gefäss für die Zellsuspension als Kern erforderlich. Die 

 Versuche lehrten sodann, dass die Dämpfung durch die in die Schale 

 hineingegebene Elektrolytlösungen nur dann stark wurde, und dass 

 vor allem nur dann deutliche Dämpfungs unterschiede bei kleinen 

 Änderungen der Elektrolytkonzentration zu erkennen waren, wenn 

 nicht bloss der Boden der Schale mit Lösung bedeckt, sondern wenn 

 die Schale gelullt war, und das erforderte eben ca. 100 ccm (s. 1. c. 

 S. 208). Es lag nun am nächsten, zuerst nichts weiter abzuändern 

 als die Art der Füllung der Schale auf Grund folgender Über- 

 legung: Die magnetische Induktion innerhalb einer Spule ist, wenn 

 der Kern leitet, bei oszillierendem Strom im Gegensatz zum statio- 

 nären Strom inhomogen; die Induktionslinien werden auf die Ober- 

 fläche des zylindrischen Kerns zusammengedrängt; es besteht also 

 eine Art Skineffekt (s. 1. c. S. 203). Die Inhomogenität ist im all- 

 gemeinen um so grösser, je grösser die Leitfähigkeit und die 

 magnetische Permeabilität des Kerns und je grösser die Wechsel- 

 zahl. Man könnte demnach daran denken, an Stelle eines zylindrischen 

 Kerns von Zellen nur einen der Selbstinduktionsspule innen an- 

 liegenden Ring von Zellen zu verwenden, d. h. in die Schale eine 

 kleinere Schale zu stellen und nur den Zwischenraum zwischen beiden 

 mit den Zellen zu füllen. Aber diese Möglichkeit, zu einem kleineren 

 Zellvolumen zu gelangen, lässt sich, wenigstens mit der mir bis jetzt 

 zur Verfügung stehenden Apparatur, nicht realisieren, weil bei 

 Elektrolyten das Leitvermögen und namentlich die magnetische 

 Permeabilität zu klein ist, als dass sich die Ungleichförmigkeit 



